﻿344 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



de technique de la radiothérapie. Autrefois, on rejetait les accidents dus à la 

 radiographie sur l'idiosyncrasie des malades, mais aujourd'hui on attribue tous 

 ces accidents, avec raison, au défaut de connaissances précises dans lesquelles 

 on applique la photothérapie. Les travaux de M. Oudin tendent, en ce moment, 

 à nous éclairer un peu sur ces conditions, mais nous ne sommes peut-être pas 

 encore tout à fait fixés. 



Quant aux angiomes plans, M. Finsen a mis la question à l'étude et a soigné 

 plusieurs cas d'angiomes. 



M. MARIE. 



Nouvelle disposition de lampe à arc pour la pholuthérapie. Exposé succinct des 

 résultats obtenus. — M. Marie présente une nouvelle lampe à arc pour la photo- 

 thérapie. L'appareil est suspendu, ce qui permet de l'appliquer facilement sur 

 n'importe quel point du corps du malade et de l'y fixer solidement. La com- 

 pression, qui a une importance capitale dans la méthode de Finsen, est réalisée 

 au moyen de quatre bandes élastiques indépendantes, fixées, d'une part par des 

 crochets sur l'appareil, et, d'autre part, par l'intermédiaire de poulies aux 

 quatre coins d'un coussin sur lequel repose la tête du malade. L'axe des poulies 

 présente quatre dents qui pénètrent successivement dans une encoche de la 

 monture, de sorte que la tension des bandes élastiques se fait par quart de 

 tour. En comprimant ainsi progressivement la région traitée, on peut réaliser 

 une compression beaucoup plus énergique que par les autres moyens, car la 

 compiession qui entraîne l'anémie des tissus entraîne également un certain 

 degré d'anesthésie qui s'accroit au fur et à mesure que la compression aug- 

 mente. L'appareil lui-même se compose d'une paroi en cuivre, plane, repré- 

 sentant au centre une ouverture de un centimètre de profondeur qui porte une 

 lame de quartz. Sur cette partie fixe viennent se visser une série de montures 

 présentant des lames de quartz de formes et de dimensions variées, qui per- 

 mettent d'employer l'appareil pour tous les cas possibles de lupus et de passer 

 d'un cas particulier à l'autre avec la plus grande facilité. 



L'arc, en lui-même, se compose de deux charbons placés rectangulairement 

 et glissant dans des tubes de cuivre formant coulisse. L'arc employé prend 13 à 

 15 ampères sous 60 volts au moins et l'application dure une demi-heure. Les 

 arcs de cette puissance fatiguent rapidement les mécanismes, aussi l'auteur 

 a-t-il préféré faire le déplacement à la main. 



Pour cela, il a placé sur le trajet des charbons des radiateurs formés de lames 

 métalliques percées de trous et terminés par de nombreuses pointes qui refroi- 

 dissent si énergiquement les charbons que ceux-ci sont toujours très facilement 

 maniables, même à la fin de leur service. 



Le courant est amené aux charbons par des bagues métalliques qui assurent 

 un très bon contact. 



Cet appareil a déjà été employé pour le traitement d'une quinzaine de cas de 

 lupus vulgaire et érythémateux, dont quelques-uns particulièrement graves. 

 Dans tous les cas, sans exception, il a obtenu des réactions profondes, très éner- 

 giques, et une amélioration toujours rapide. 11 signale, en outre, un cas de 

 sycosis embrassant les deux joues, qui a guéri admirablement par une seule 

 application de dix minutes à un quart d'heure de durée. 



