﻿BORDIEn ET NOG1ER. — MESURE DU POUVOIR ACTINIQUE 345 



Discussion. — M. Leredde : L'instrument de M. Marie me parait très pra- 

 tique. La compression me semble très facile à faire et très sûre; quanta l'inten- 

 sité dépensée par l'arc, il y a, à ce propos, beaucoup à dire. Sur ce sujet, 

 M. Finsen a lait une série d'expériences en comparant entre eux l'appareil de 

 Lortet et Genoud, l'appareil de Bang, au 1er, et le sien propre. Il s'est servi, 

 pour mesurer la profondeur à laquelle pénétraient les rayons, d'oreilles de 

 lapins accolées les unes aux autres, et il a trouvé que la pénétration était 

 moindre avec les arcs économiques de Lortet et Genoud et de Bang qu'avec le 

 gros arc de grand ampérage dont il se sert. 



M. Marie : Il y a des différences certaines dans le faisceau de radiations 

 émis par les divers appareils et il y aura certainement plus tard des indications 

 particulières pour tel ou tel d'entre eux. Cependant, l'on sait, à n'en pas dou- 

 ter, et les travaux de Violle l'ont démontré, que la région du cratère positif de 

 l'arc est à une température qui ne varie sensiblement pas. Il doit y avoir une 

 égalité de pouvoir émissif à ce niveau quelle que soit la lampe à arc utilisée. 



MM. BORDIER et NOGIER. 



Mesure du pouvoir actinique des sources employées en photothérapie. — Il est 

 indispensable de mesurer l'intensité photo-chimique des sources lumineuses, si 

 l'on veut pouvoir juger à leur juste valeur les appareils photothérapiques. Les 

 auteurs ont, dans ce but, imaginé un actinomètre simple et pratique : il se com- 

 pose d'une petite chambre noire, en laiton, de forme cubique. A la partie anté- 

 rieure se trouve un orifice circulaire fermé par un disque de quartz permettant 

 l'arrivée des rayons violets et ultra-violets. 



A la partie postérieure, est mastiqué un tube de cristal dans lequel glisse, 

 entraîné par une crémaillère, un tube de laiton fermé à sa partie antérieure 

 par une lame de quartz. Celte lame est recouverte, sur la face qui regarde l'in- 

 térieur du tube, moitié de platino cyanure et moitié d'un vernis noir absolu- 

 ment opaque. 



Une solution titrée de sulfite ammoniacal est versée dans l'appareil. Si l'on 

 vient à diriger cet actinomètre vers une source lumineuse, on peut, pour une 

 épaisseur convenable du liquide absorbant, arriver à faire disparaître la lumi- 

 nosité de la demi-lunule de platino-cyanure devenu fluorescent. 



De la comparaison des épaisseurs de liquide nécessaires pour obtenir ce 

 résultat, on peut évaluer commodément le pouvoir photochimique de sources 

 lumineuses quelconques. 



Voici les résultats relatifs à trois lampes à arc, Tactinomètre étant placé à 

 deux mètres : 



