﻿BORDIER ET GILET. — RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DES TISSUS ORGANIQUES 347 



Séance du 13 août — 



M. LEUILLIEUX. 



Emploi d'électrodes liquides en clinique électrothérapique. — D'après les recherches 

 de M. Leduc, c'est exclusivement par l'intermédiaire des glandes que pénètre le 

 courant dans l'organisme. 



Afin d'avoir une surface cutanée, présentant le plus grand nombre possible 

 d'orifices glandulaires, on peut prendre comme point d'entrée ou de sortie du 

 courant les extrémités des membres, pieds ou mains. Ces parties possèdent, 

 comme l'on sait, le maximum de glandes sudoripares. 



Pour établir un contact aussi intime et aussi étendu que possible, je me sers 

 d'électrodes liquides. 



Lorsqu'on emploie ces électrodes liquides, les malades se plaignent de sentir 

 davantage la cuisson et le picotement dû au courant au niveau du bracelet formé 

 par l'intersection de la surface libre du liquide avec le membre. Et, en effet, si, 

 après une application de courant, on examine la partie soumise au courant, on 

 constate une zone rouge, légèrement tuméfiée, correspondant à la surface du 

 liquide. 



J'ai cherché à permettre aux lignes de flux du courant, et par suite aux effets 

 sensitifs, de se répartir uniformément sur toute la surface cutanée immergée 

 dans les liquides électrodes. 



Pour cela, j'ai mis en application les données qui résultent du travail de 

 M. Bordier sur la sensibilité électrique de la peau, où cet auteur met en relief 

 l'importance et la nécessité qu'il y a, pour réduire les effets sensitifs au minimum, 

 à faire usage d'électrodes, dont la résistance est aussi voisine que possible que 

 celle des téguments. L'examen du membre soumis ainsi au courant montre une 

 rougeur uniforme et non plus localisée au niveau d'une zone. Pour cela, au lieu 

 d'ajouter des solutions salines, telles que la solution de sel de cuisine, pour 

 augmenter la conductibilité des électrodes, comme l'indiquent certains auteurs, 

 on doit, d'après ce qui précède, éviter ces substances salines bonnes conductrices, 

 pour n'employer que des diélectriques en proportions variables avec la conduc- 

 tibilité propre à chaque tissu. C'est avec de semblables électrodes que j'applique 

 le courant en gynécologie, en faisant plonger les deux pieds de la malade dans 

 deux récipients reliés ensemble, en quantité. Cette pratique me paraît préférable 

 à celle qui consiste à placer une électrode indifférente abdominale. 



MM. BORDIER et GILET. 



Modification apportée par l'électrolyse dans la résistance électrique des tissus orga- 

 niques. — Les expériences des auteurs ont porté sur du tissu musculaire soumis 

 à l'électrolyse à l'aide d'aiguilles de platine en employant la méthode 

 bipolaire. 



L'intensité du courant était de 7 à 8 mA. et la quantité d'électricité de 

 4,8 coulombs à 9,6 coulombs. La résistance a été évaluée par la méthode du 

 pont de Kohlrausch et avec le téléphone. 



Les résultats obtenus par MM. Bordier et Gilet leur ont montré que la résis- 



