3Si Collection 



:=^== ot^e , & qu'il n'y a pas plus de railbn de la r^voqueren doiite , qiie la prefllon 

 Mem. DEi'AcAD. de I'air meme ; mais voici pour la conhrmer encore davantage. 

 R. DEs ScuNCEs Vous {9avez que Teft'et du fiphon a jambes inegales par lequel on vuide 

 DEs JouRN ^DEs ^'^"^^ '^ "" vaiffcau par-deffus fes bords , ne s'attribuii plus a la fuite du vuide, 

 ScAVANs. "^^'S '*'•' poids de Tair qui preflant liir la furface de leau du vaiffean , la fait 



Tome X monr^r dans le fiphon , pendant que de Tautre cote elle dei'cend par la pe- 

 fanteur. J'ai trouvd moyen de faire couler Teau du fiphon , apr^s que le 

 yr. Experience, recipient 6toit vuide d'air, & j'ai vu qu'avecde I'eau purgee d'air il faifoit 

 LefFetdu fiphon f^^ ^^^^ j^ meme que hors du recipient. La plus courte des jambes dn 

 jj_ fiphon etoit de huit pouces , & I'ouverture de deux lignes ; il ne faut pas 



revoquer en doute fi le recipient a et6 bien vuide d'air ; car je puis m'en 

 affurer, tant parce que je vois qu'il ne fort plus aucun air par la pompe que 

 par d'autres marques encore plus certaines. C'efl: done encore iciune con- 

 firmation de notre hypothefe d'une matiere preffante plus fubtile que I'air. 

 Que fi Ton fe donne la peine de chercher jufqu'a qiiel point monte la force 

 de cette prefiion , ce qui ne fe pent mieux faire qu'en pourfuivant I'expe- 

 rience avec des tuyaux pleins de Mercure , encore plus longs que ceux dont 

 M. Boyle s'eft fervi,ron trouvera peut-etre que cette force eft affez grande 

 pour caufer I'union des parties du verre & d'autres fortes de corps , qui tien- 

 nent trop bien enfemble pour n'etre jointes que par la contiguite & par le 

 repos , comme a voulu M. Defcartes. 



EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. HuygHens, 



touchant iint nouvdk maniirc de Baromctre qu'il a invemie. 



i67i. P. 151. T)Our ce qui eft de ma noiivelle mani^re de Barometre , vous fcavez que 

 pag. J40. JL fi dans un tuyau de trente-deux pieds de hauteur on faifoit un Baro- 

 metre par le moyen de I'eau , les differentes preflions de I'air de I'atmofph^re 

 y feroient incomparablement plus vifibles & plus aifeesa difcemer, qu'elles 

 ne le font dans les Barom^tres ordinaires oii il n'y a que du vif-argent : car 

 la plus grande difference n'etant qii'environ de deux pouces dans les Baro- 

 metres communs , elle monteroit dans ce nouveau Barometre jufqu'a 28 

 pouces, c'eft-a-dire, qu'elle feroit quatorze fois plus grande , & les autres 

 changemens augmenteroient dans la meme proportion , qiii eft celle de la 

 pefanteiir du viV-argent a la pefantenr de I'eau. Mais comme il eft difficile 

 d'ajufter ces fortes de Barometres , a caufe de la grande hauteur du tuyau , 

 qui empeche aufii qu'on ne les puiffe commodement placer dans une cham- 

 bre , ni tranfporter d'un lieu a un autre , j'aipenfe par quel moyen onpour- 

 roit avoir un Barometre d'une grandeur mediocre & ponatif , qui fit a peu- 

 pr^s le meme effet que ces autres grands Barometres , & voici deux diffe- 

 rentes conftniftions que j'ai trouvees pour cela. 

 PL n. Fig. 3. La premiere eft de faire un tuyau de verre A B de quatre pieds & demi , 

 qui foit ferm^ par le bout A, & dont la cavite foit environ de deux fignes. 

 II faut qu'il foit plus gros a Terfdroit du milieu , faii'ant comme une boete 

 cylindrique C D , dont la hauteur foit environ d'un pouce , & le diametre 

 EE de quatorze ou quinze lignes , c'eft-a-dire , fept ou huit fois plus grand 



