ACADEMIQUE. 383 



que celiii dii tuyau. On y verfe par le bout ouvert B autant d'eaii qii'il en ' ' -—r 



faut pour remplir la moiti^ dii receptacle C D avec la moitie C F du tiiyau Mem. pi l acad. 

 vers le haut. Enfuite on remplit tout le refte de vif-argent , & apres en avoir R- I'ts .sciFNcrs 

 aufli verfe dans le vaifleau G jufqu a la hauteur d un demi pouce , on y en- "^ PaR's. Extr. 

 fonce le bout du tuyau B. Alors il en fort ime partie du vif-argent , & le s\\ans"^^ "" 

 refte demeure a la hauteur E E ; I'eau qui nage delfus defcend jufqu en F J^ ^' ^ 

 kiffant le refte du tuyau F A vuide d'air , & c'eft la furface de cette eau qui °™* 



en hauftant & baiflant marque la difterente pefanteur de I'air de ratmofphere ^^^' ^^'* 

 par des degres prefque aufli grands que feroitleBarometre d'eaude 32 pieds. 

 La feconde conftniiSion eft en partie femblable a la premiere ; mais elle 

 eft beaucoup meilleure. 11 faut avoir un tuyau recourbe parle milieu H MN, />/. yj. fig. 7. 

 qui ait deux boetes cylindriques egales K & M , Tune defquelles , f9avoir 

 K , qui eft a un des bouts du tuyau foit fcellee hermetiquement par en haut, 

 & M qui eft un peu au-defllis de la courbure foit ouverte aux deux cot^s 

 oil le tuyau eft attache. La longueiu: des jambes eft determinee par la di- 

 ftance des boetes K M , qui doit etre environ de 27 pouces & demi a pren- 

 dre depuis le milieu de Tune jufqu au milieu de I'autre. La hauteur de cha- 

 que boete doit etre environ d'un pouce & demi , le diam^tre de leur grof- 

 feur en dedans , d'un pouce ou de quinze lignes , & le diam^tre de la ca- 

 vity du refte du tuj^au d'un fixi^me ou d'un douzieme de cette groffeiu-. 



On verfe premierement du vif-argent feul dans ce tuyau par I'ouverture 

 N , pour en faire comme im Barom^tre ordinaire de ceux qui font recour- 

 bes par en bas , augmentant ou diminuant le vif-argent jufqu'a ce que ks 

 furfaces fe rencontrent vers le milieu des boetes K & M , fiippofe qu'au 

 temps qu'on fait cette operation , lair foit de pefanteur moyenne , c'eft-a- 

 dire , que dans les Barometres commims le vif-argent foit a la hauteur de 27 

 pouces & un tiers , car autrement fi la preflion de fair eft plus grande ou 

 plus petite qu'a I'ordinaire , il faut y avoir egard , comptant pour un pouce 

 de variation qui fe trouvera dans le Barometre vulgaire , une ligne & de- 

 mie de variation dans chaque boete. Apr^s que le vit-argent aura ^te biert 

 purge d'air , en forte qu'il n'en refte point dans la boete K , on verfera par 

 I'ouverture N quelque liqueur qui ne gele point en hiver , & qui ne puiffe 

 diffoudre le vif-argent , par exemple , de I'eau commune mel^e avec une 

 fixieme partie d'eau forte ; Fefprit-de-vin a bien ces deux qualit^s , mais il 

 ne feroit pas propre pour ce Barometre , parce qu'il fe dilate par la chaleur. 

 Et ceci foit dit aufti pour ce'qui regarde la premiere fagon de Barometre 

 qui a dt6 decrite. Pour ce qui eft de la quantite de la liqueur , il faut qu'elle 

 monte jufqua un pied ou enviroi^^ans le tuyau B C , fuppofe la moyenne 

 preflion de I'air. 



Le Barometre etant ainfi ajuft^ , on verra que la plus grande difference 

 de la preflion de fair qui fera marquee par la furface de la liqueur dans le 

 tuyau M N , ira jufqu'a pres de vingt-deux pouces , fuppofe que le dia- 

 metre des boetes cylindriques foit dix fois plus grand que celui du tuyau ; 

 & pour trouver comblen les differences marquees par ce Barometre feront 

 glus grandes que celles que peut faire le Barometre commun , il y a une 

 rdgle g6n6rale, qui eft que la proportion des differences de notre nouveau 

 Baroaietre a celles du Barometre commun, eft comme quatorxe fois le quarr^ 



pag. 542. 



