384 Collection 



du diametre des boetes , a iine fois ce meme qiiarre , plus vingt-huit fois le 

 Mem. de l'Acad. qiiarr^ du diametre du tuiau qui contient I'eau ; & dela il s'enluit que de 

 nt pIiii^'^'ExTr ^"'^^'^"^ grofleui- que Ibient les deux boetes , lesplus grandes differences ne 

 DES Journ/d^s 1'^"^^'" pas exceder vingt-huit pouces , puif'que les diffc^rences des Barom^- 

 SjAVANs. tres ordinaires n excd'dent pas deux pouces. 



Tom. X, ^^""^ porter commodement ce Barometre par tout , on I'attachera a iin 



ais , ou on le mettra dans une boijte , & Ton f'era fur le bois des divifions 

 P^S' 543* egalespour marquer ces differentes hauteurs, qui augmenteront dansla me- 

 me proportion que la pefanteur de Fair diminuera. 



Ainfi les petits changemens qui arrivent dans la pefanteur de Tair de I'at- 

 mofphere , & que Ton n'appercevroit point dans les Barometres ordinaires, 

 deviendront fenfibles dans ceux-ci. Par exemple , fi on les porte llir les 

 Tours de Notre-Dame , ou a Montmartre , on verra baiffer la iiirface de 

 I'eau dans le premier Barometre , de qiielques pouces , &: monter autant dans 

 lautre ; & li on les porte au haut d'line maiibn elevee i'eulement de 50 pieds , 

 & qu'enfuite on les defcende en bas , il y aura un changement notable d'un 

 demi pouce ou environ , de forte qu'on pourra meme par ce moyen me- 

 iiirer affez bien la differente hauteur des montagnes eloignees & des Pais 

 dont la lituation ne permet pas qu'on la mefure autrement. Que s'il eft pof- 

 fible de prcvoir les changemens de temps par le moyen des Barometres , 

 comme il femble qu'il y a Heu de Tefperer , il eft certain que ceux qui le- 

 ront conftruits de cette maniere auront de grands avantages ftir les autres 

 dont on s'eft fervi juCqu'a prefent. 



II eft vrai que Tun & I'autre de ces nouveaux Barometres eft en quelque 

 fagon feniible au chaud & au froid de lair exterieur , quelque (bin que Ton 

 prenne de les bien piu-ger d'air au dedans. Mais les Barometres ordinaires 

 font aufti fujets a la meme alteration , & fi elle paroit davantage dans les 

 notres , c'eft qu ils marquent des differences beaucoup plus grandes que les 

 Barometres communs. Mais pour remedier a cet inconvenient , qui nuiroit 

 fur tout lorfqu on voudroit mefurer des hauteurs , Ton pent enfermer un 

 Thermometre avec la partie du Barometre qui eft vuide d'air , & faire en- 

 forte en echauffant I'air qui les environne tons deux , que le Thermometre 

 revienne a la meme marque dans les deux operations , & par ce moyen Ton 

 P'"g* 544- -fera affure que Fair de dehors ne caufe aucun changement au B.arometre , 

 & que toute la variation qu'on y verra , vient de la differente pefanteur de 

 ratmofj)here. 



Jai dit que la derniere conftruftlon que j'ai donnee eft meilleure que 

 Tautre , non-feulemcnt parce que le der|^r Barometre eft de plus pedt vo- 

 lume , mais aufli parce que j'ai" obferve que dans le premier , le pen d'air 

 que I'eau exhale dans le vuide s'augmente peu-a-peu par la longueur du 

 temps , a quoi il eft certain que le Barometre de 32 pieds dont j'ai parle 

 ci-deffus , feroit iiijet , de meme que celui-ci ; & pour y remedier , il fau- 

 droit trouver quelque liqueur qui n'engendrat point d'air , comme font I'eau 

 & Tefprit-de-vin. Mais il eft manifefte que notre dernier Barometre n'a point 

 ce defaut , parce que I'eau n'y eft point enfermce dans le vuide. Que fi Ton 

 apprehende que I'eau qui eft dans ce dernier Barometre ne s'evapore , on 

 n'a qu'a verfer par-defllis une goutte de quelque huile , qui ne s'epaifliffe pas 



par 



