A C A D E :.i I Q U E. 7',7 



ma/Te d'air on line plus petite , iiippoie que dc part & d'autre lair foit ega- 

 lement cofidenfe , aiigmenteront egalement la force de leiir reflbrt par iin Hisr. de l'Acad. 

 meme degre de chaleur,&la raifon en eft manitefte ; car quoiqiie dans une R- "es Sciences 

 plus grande maffe d'airqiii eftau meme degre de condenfation qii'ime autre , ''^ Paris. 

 il y ait iin plus grand nombre de refforts , ce nombre plus grand ne fait que Ann. 1702. 

 recompenler precif'ement la grandeur de Feipace oil ils font repandus , & s'il 

 y en avoit un plus petit nombre , il eft clair que cette plus grande maffe d'air 

 leroit la plus foible. 



La groffeur de la boule eft done indifferente , des qu'elle n'a plus de pro- 

 portion fenfible avec la capacite du tuyau. Mais li Ton compare enfemble 

 deux de ces nouveaux Thermometres , & que Ton veuille les trouver pre- 

 cifement au meme point par les memes degres de chaleur, il faut que de part 

 & d'autre la boule & le tuyau foient dans la meme proportion. Ceft que 

 I'air enferme dans la boule augmente reellement de volume , quoiqu 'infen- 

 fib'.ement , & cette augmentation eft fenfible dans le tuyau , puifqu'elle eft 

 egale a I'elevation du mercure. Afin done que dans des tiiyaux de differente P'lg- 8. 

 groffeur le mercure eleve vienne au meme point , il faut que dans le plus 

 grand tuyau , par exemple , la nouvelle place qu'occupele mercure foit egale 

 a ime plus grande augmentation du volume d'air enferme dans la boule, & 

 par confequent que ce volume foit plus grand , c'eft-a-dire en un mot , que 

 les boules & les tuyaux des deux Thermometres foient dans les memes pro- 

 portions. 



Comme Ton obje£toit dans I'affemblee a M. Amontons que cette egalit^ 

 de proporuon ne devoir pas etre facile a ex^cuter en boules & en tuyaux de 

 verre , il repondit que les Emailleurs ont toujours un tres-grand nombre de 

 boules & de tuyaux fepares , & qu'ils ajuftent enfuite , comme bon leur fem- 

 ble , telle boule avec tel tuyau ; que quand on auroit une fois choifi une 

 proportion , & la boule & le tuyau qui la garderoient entr'eux , il n'y avoit 

 qu'a mefurer leur capacite avec du mercure , prendre enfuite luie boule au 

 hazard, mefurer avec du mercure fa capacite, trouver par une regie de trois 

 la capacite du tuyau qui feroit dans la propofition requife , & enfin choifir 

 entre tons les autres le tuyau qui auroit cette capacite. M. Amontons a don- 

 ne autrefois cette methode au fieur Hubin , pour faire a coup fur des Ther- 

 mometres femblables & proportionnels a un premier que Ton auroit reconnu 

 pour bon. 



II y a encore d'autres obfervations a faire fur la conftnidion du nouveaii 

 Thermometre. Nous avons fuppofe , par exemple , dans tout ce difcours pour 

 une plus grande facilite , le poids de I'Atmofphere toujours egal a 28 pouces 

 de mercure ; cependant il eft bien fur qu'il varie toujours , & il faut avoir 

 egard a cette variation. II en faut avoir aufli au chaud ou au froid qu'il fait 

 dans le tems de la conftruftion , & ce qu'il y auroit de plus commode , fe- 

 roit de faire ce Thermometre dans un tems qui fut temper^ , & ou , s'il etoit 

 poffible , le Barometre fut auffi a 28 pouces. 



m 



Tomtl. . Bbbbb 



