Mem. de l'Acad. 

 K. nis ScitNCts 



EiPARIS. 



Aiin, 1702. 



pr.g. 163. 



F'2- 1. 



Collection 



deicendra en C , on ceflera de verf'er du mercure , & Ton 

 ouvrira rextrcmite P en recii;uifFcint avec la flamme d'line 

 chandelle pouffee par un petit chahimeau , comme lorfquon 

 vent fceller hermetiqiiement ; alors on retirera par I'extre- 

 mJte P. le mercure de la boiile M ; &C fi le mercure dans le 

 tube ^ C cfl environ 27 pouces au-defl\is de £■ , ( Fig. i . ) 

 lorfqiie la chaleur dc Fair eft la meme que celle du tempere 

 du huitieme climat , & que le poids de ratmofphere eft egal 

 a 28 pouces de mercure , il n'y aura qu'a detacher le tube 

 du Thermometre du tube NO , en echauffant le maftic de me- 

 me que ci-devant : mais fi le mercure n'etoit pas 27 pouces 

 au-defliis de ^ , il faudra remaftiquer Touverture P , & re- 

 commencer a verier du mercure par /, jufqu'a ce qu'on juge 

 qu il (bit entre de lair dans la boule D fuffifamment pour fou- 

 tenir le mercure dans le tube j4 6" 27 pouces au-defl\is de E ; 

 ce que Ton connoitra facilement par la hauteur a laquelle le 

 mercure fe foutiendra dans le tube L I : que fi ou contraire 

 des la premiere fois le mercure dans le tube A Cl'e trouvoit 

 beaucoup au-deffus defdits 27 pouces , ce feroit une marque 

 que la capacite de la boide iV/feroit tropgrande : alors il fau- 

 droit oter le verre de Thermometre de deftiis la machine , 

 & le vuiderpourrecommencer de nouveau a le remplir, ob- 

 fervant avant que de le remaftiquer au tube NO , de mettre 

 dans la boule M du mercure fuffilamment pour en diminuer 

 la capacite de la quantite a peu-pr^s qu'on Taura jug^e trop 

 grande. S'il fe trouvoit des perfonnes qui euftent les mufcles 

 de la refpiration aflez forts pour en foufflant par A reduire 

 lair en D au meme etat de condenfation que ces 27 pouces 

 de mercure , ils n auroient que faire de la machine ILMNO , 

 & ils n'auroient apres avoir introduit un peu de mercure dans 

 la boule D avec un entonnoir , qua fouffler fortement par 

 I'ouverture A , jufqua ce que le mercure put monter dans 

 le tube AC 27 pouces au deffus de E : mais peu de perfon- 

 nes , fi tant eft qu il s'en trouve , peuvent etre capables de 

 cet effort , & le plus fur eft de fe fervir de la machine fufdite. 

 Enfin pour achever la preparation du Thermometre , on 

 obfervera avec un Barometre fimple quel fera pour lors 

 le poids de I'aimofphere , & quelle hauteur de mercure il 

 foutiendra : on I'otera de 73 pouces , & on remarquera avec 

 de la couleur fur le tube CA , a commencer vis-a-vis de E , 

 le nombre de pouces & de lignes qui refteront , la fouftrac- 

 tionfaite. On mettra enfuite tremper dans un chaudron plein 

 d'eau froide la boule/? ,& mettantle tout fur un aflez grand 

 feu , tenant toujours le tube^C bien a plomb , on Fy laiflera 

 jufqu'a ce que Feau bouille tres-fort ; a mefure que Feau 

 s'echauffera , on verra monter le mercure , enforte quequand 

 C \J eau fera prete a boiiillir, ilcommencera a degorgerpar Fou- 



m 



