y88 Collection 



■ boules de moindre groffeur que celle qu'on a ci-devant ddterminee , & avec 



Mem. dil'Acad. des tuyaux d'affez groffe ouverture , & qui iVavoient aucune proportion a 



R. DES Sciences [q^^^^ boules , on ne doit point etre iiirpris li le mouvement du mercure n'eft 



DE ARis. p_^^ precifement tel qu il vient d etre dit ; car 5 a ete les in^galites de ces me- 



Ann. 1702. jfigj experiences qui ont fait connoitre la n^ceffite de determiner plus exa- 



ftement la proportion des tubes aux boules. On ne doit pas s'altendre cepen- 



dant que les differences qui provienncnt des differentes groffeurs des boules 



foient fort confiderables , & encore moins cjue ces differences fuivent celles 



de ces boules , puilque fuppoiant deux boules de Thermometre , Tune de 3 



pouces & Tautre de 2 pouces de diametre , & que la boule de 3 pouces foit 



appliquee a un tube d'une ouverture de moitie moindre que celle du tube 



a])plique a la boule de deux pouces , fi le mercure defcend dans la premiere 



png. 166. JO pouces au-deffous de Tendroii oil Teau bouillante I'avoit fait monter, il 



dcfcendra dans la feconde pour le moins de 18 pouces au lieu qiie felon la 



proportion des boules & des tubes , il n auroit pas du defcendre feulement 3 



pouces dans ce dernier. 



Experiences du Samcd'i , i. Juillet IJOX- 



On enfsrma dans deux verres de nouveaux Thermometres deux maffes 

 inegales d'air , I'une environ double de I'autre , chargees chacune par 14 pou- 

 ces 4 lignes de mercure , & en outre par le poids de 1 atmofphere qu'on trou- 

 va de 27 pouces 6 lignes j , ce qui taifoit en tout 41 pouces 10 lignes 7 , 

 dontle tiers 13 pouces 1 1 lignes \ etoit la hauteur oil Ton eftimoit que le 

 mercure dut monter lorfque fair des deux verres feroit 6chauffe par la cha- 

 leur de I'eau bouillante. Ces mefures furent ainfi reglees , ces vers trempans 

 dans I'eau froide telle qu'elle etoit pour lors ; car parplufieurs experiences 

 faites depuis , on a reconnu que les liquides fuivent la meme temperature que 

 Fair dans lequel ils font. On mit enfuite le tout fur le feu , que Ton pouffa 

 jufqu a faire bouillir I'eau tr^s-fort pendant un tems affez confiderable , & 

 Ton remarqua -que lorfque le mercure fut monte dans le verre dont la boule 

 etoit la plus groffe , a 1 3 pouces i ligne , & feiUement a 1 2 pouces 3 lignes 

 dans I'autre , le mercure ceffa entierement de monter dans tons les deux ; 

 ainfi le mercure monta dans le premier 10 lignes \ moins qu'on ne s'atten- 

 doit , & dans le dernier 20 lignes 7. Comme ces experiences furent faites a 

 la hate & fans preparation , la Compngnie n'ayant d'abord temoigne que de 

 fouhaiter voir charger ces nouveaux Thermometres de mercure , on man- 

 qua a plufieurs circonffances qui cauferent ces differences. 



Premierement , on n'obferva point fi I'^tat de I'eau froide dans laquelle 

 on plongea les verres pour les regler etoit celui que nous appellons ici tem- 

 pere ; car les experiences qui ont fervi de fondement a determiner cette 

 pa" 167. augmentation du reffort de Fair environ au tiers de fa charge , ont ete fai- 

 tes dans cette circonftance , etantvrai-femblable que cette augmentation eff 

 plus du tiers , lorfque I'^tat de fair enferme dans les boules eft plus froid que 

 le tempere , & moins que le tiers lorfqu'il eft plus chaud. 



On n'avoit point pris non-plus la precaution de faire que les tubes deS ver- 

 res fuffent d'une groffeur proportionnee a la capacite de leurs boides , parce 

 qu'on croyoit ces tubes affez menus pour ne pas caufer des augmentations 



