DE L'ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES. ic } 



S U R UN tLECTROMETRE. 



P H Y S 1 Q U H. 



Anme z~4p. 

 ius on eft an fait de la phyhque experimentale , & plus on eft per- Hift. 



fuade au'on nc peut apporter trop de precidon dans 1'examcn & la mclure 

 d^s cftcts dont on cherche les caufes. Comme il eft extremement rare 

 que philieurs ne concourent a un phenomene qui paroit fimple a la pre- 

 miere inlpedUon , il eft d'une importance extreme d'avoir des moyens de 

 difcerner les plus petites differences, qui fouvcnt font les feuls moyens par 

 lefquels l'induftrie des phyilciens puiiTe parvenir a devoiler les fecrets de 

 Ja nature. 



Ce motif a determine M«- le chevalier dArcy & Ie Roi a chercher le 

 moyen de mefurer la force de l'eledtricite par celle de quelques-uns de 

 fes effets. Comme dans line matiere auffi neuvc & audi delicate , il etoit 

 nlceffaire de diftinguer jufqu'aux moindres changemens qui pouvoient y 

 arriver, il falloit cjue rinftrument fut extremement mobile, & qu'il put 

 obeir fans aucun iaut aux variations fubites dont la force qui l'animoit 

 pouvoit etre fufceptible : ce font ces deux qualitcs que M rs - d'Arcy & le 

 Roi ont cherche a reunir dans leur eledtrometre. 



Une cfpece de pefe-liqueurs , compofe d'une fiole de verre de forme 

 ovale , dont le cou eft line longue verge cylindrique , eft recti dans un 

 vaiueatl auffi cylindrique rempli d'eau, & dont l'ouverture eft fermee par 

 line plaque ronde de metal; cette plaque eft percee en fon milieu d'un 

 trou rond plus grand qu'il n'eft neceffaire pour paller le cou de l'eleclro- 

 metre , & il doit etre retenu au centre de cette ouverture par un carre de 

 quatre fils d'argent trcs-fins attaches fur la platine dont nous venons de 

 arler, qui lui laiffent la liberte de fe mouvoir & de gliffer de haut en 

 as on de bas en haut, fans lui permettre de s'approcher du bord de l'ou- 

 verture de la platine : ce cou doit etre auffi termini par une platine ronde 

 de metal , qui y eft attachee perpendiculairement par Ion centre. L'eleclro- 

 metre a dans fon interieur une petite quantite de mercure, qui lert, pour 

 ainli dire, a le lefter & 4 l'empecher de s'incliner - , elle doit etre telle que 

 le tout etant en repos, fon fond touche prefque celui du vaiffeau qui le 

 contient. 



Dans cette htuation , la plaque qui ferme l'ouverture de ce vaiffeiu eft 

 le plus pres qu'il eft poffible de celle qui tient au cou de I'electrumetre , 

 & le tout demeurera en cct etat tant qu'auciine caufe etrangere ne rom- 

 pra cet equilibre ; mais lorfqu'on communiquera l'eleciricite a toute cette 

 machine, alors les deux platincs , devenues eleclriques , tendront mutuel- 

 lement a s'ecarter , & cette repulhon fera le meme eftet que li le poids 

 de l'electrometre etoit diminue relativement a celui de l'eau \ il s'elevera 

 done julqu'a ce que le poids de la partie du cou qui fera fortie de l'eau, foit 

 eg.il a la force repullive communiquee aux deux platines, & par conlequent 

 les dirltirentes afceniions de la platine feront proportionnelles a cette force. 



I 



