4*1 ABREGE DES ME MOIRES 



& i n— doivcnt etre au foyer de la lunette, & ces fils font mobiles dans line con- 

 Ufle, pour les placer de maniere que les boites etant flottantes , la ligne 

 Licii.niQUE.^. ^ par j e fil jj or j zonta [ & par l e centre optique de I'obje&if foil 

 Annie tJ^S. parfaitement de niveau; mais cet inftrument, que fa finipliciti & la fad- 

 lite de le conftruire par-tout auroient rendu trcs- commode , etoit fujfit a 

 plufieurs inconveniens qui l'ont fait abandonner : les fils, par le jeu ne- 

 ceffaire aux boites pour Hotter librement, s'eloignoient du foyer de l'ob- 

 jeclif; ce verre & les fils pouvoient, par la meme raifon, s'eloigner du 

 parallelifme qui leur eft cependant fi neceffaire : enfin on etoit oblige dc 

 taire les boites egales en groffenr & en pefanteur, & de mettre toujours 

 une meme quantite d'eau dans les vafes pour tcnir la ligne de niveau dans 

 l'axe de l'oculaire, qui etoit fixe fur le bord de Tun des vafes. 



M. Couplet, qui avoit bien reconnu les defauts de ce niveau, donna 

 en 1699 a l'academie un Memoire, dans lequel il efl'aie de les corriger; 

 pour cela il joint par un feul & meme tuyau l'objedlif, les fils & la lu- 

 nette, & il le pofe fur deux boites flottantes pareilles a celles de M. de 

 la Hire, qu'il nomme des callebaffes, & qu'il determine a s'enfoncer ega- 

 lement dans l'eau, en introduifant dans leur capacite plus 011 moins da 

 cendree ou menu plomb. Mais en evitant quelques-uns des defauts du ni- 

 veau de M. de la Hire, il n'a pas fait attention qu'il en introduifoit de 

 nouveaux", li la lunette n'eft pas parfaitement centree, c'eft-a-dire, li l'axc 

 optique de fon obje&if n'eft pas exa&ement le meme que celui du tuyau ,' 

 fuivant qu'on le pofera d'un cote ou d'un autre fur les callebaffes, il don- 

 nera des points de vifee differens, quand meme on fuppoferoit ces dernie- 

 res parfaitement ajuftees : d'ailleurs, la cendree de plomb qu'elles contien- 

 nent ne peut manqucr de fe deranger dans le tranfport ; ce changement 

 fera neceffairement pencher la callebaffe , & les fupports de la lunette ne 

 feront plus de niveau. Enfin ce niveau eft encore compofe de pieces fe- 

 parees , & certainement un inftrument de cette efpece , dont il faut re- 

 joindre continuellement les differences parties , eft plus incommode & 

 moins fiir qu'un autre dans l'ufage. 



Pour remedier a tous ces inconveniens, M. Parcieux en a imagine un 

 autre confirm: fur le meme principe, dans lequel toutes les pieces font ou 

 foudees, ou au moins fermement arretees, qui fe verifie par des grandes 

 diftances & fans aucune bafe mefuree, & auquel enfin on peut procurer 

 l'avantage de marquer les minutes & les fecondes, comme le fait lc niveau 

 de M. Picard. 



Le niveau que propofe M. de Parcieux eft, comme ceux de M"- dc 

 la Hire & Couplet, compofe de deux boites ou callebailes flottantes, mais 

 ces deux boites font unies par trois tuyaux paralleles les uns aux autres , 

 qui font foudes fur le deffus des boites, fans communiquer en aucune ma- 

 niere dans leur capacite. De ces trois tuyaux , les deux exterieurs forment 

 deux lunettes contrepointees , c'eft-a-dire , que l'objectif de l'une eft 

 place au bout de la machine , auquel fe trouve l'oculaire de l'autre , afin 

 de pouvoir rcgarder des deux cotes fans etre oblige de retourner le ni- 

 veau ; & le troilicme , qui eft place entre ces deux premiers contient ui» 



