DE LACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 125 



Avant que de Ies appliquer, il f.uit placer en comprimant tin peloton ;) e ^^— — ^^ 

 charpie lur le vailfeau, non dire&ement fur fon embouchure, mais fur le r ., R „ 

 cote de cette embouchure le plus eloigne de l'os, afin qu'en le pouflant 

 vers l'os, Ies parois s'appliquent l'une contre l'autre, & que preife d'un Annie IJ31. 

 cote par le peloton de charpie, & de l'autre par la refinance de l'os de la 

 cuiffe, le vaiffeau prenne la figure de l'anche d'un haut-bois. Sur ce pre- 

 mier peloton de charpie, on en place un fecond plus large, & fur celui- 

 ci un troilieme, & inane un quatrieme, toujours plus larges, & toujours 

 pouffts fuivant la meme direction. Enfuite on pofe fur ce dernier tam- 

 pon de charpie le centre de la pelote G , qu'on affujettit avec Ies cour- 

 roies F qui viennent routes fe rendre a la plaque de deffus H. Alors fi 

 on tourne la vis a droite, Ies deux plaques s'eloigneront ; mais parce que 

 Ies quatre courroies empechent l'elevation de la plaque fuperieure, ilfaut 

 que la plaque de deflotis s'enfonce & appuie fur le tampon de charpie 

 le plus exterieur, & celui-ci fur Ies autres fucceffivement jufqu'au premier 

 applique , lequel preflant le vaiffeau, ainfi qu'il a ete dit, en eftacera fi 

 exadement la cavite qu'aucune goutte de fang ne pourra s'epancher. 



Apres avoir fait cette derniere application, on lache par degre, & peu- 

 a-peu la vis de la pelote qui comprime le tronc de l'artere dans 1'aine, 

 pour hitler pafler le fang , jufqu'a ce que l'on commence a fentir le bat- 

 tement de l'artere \ & fi l'on s'appercoit quelle batte trop fort & qu'il pafTe 

 trop de fang , on refferre la vis d'un demi-tour , 011 d'un tour , plus ou 

 mows , afin de n'en laiffer paffer qu'autant qu'il en eft neceffaire pour 

 conferver la vie dans le moignon. 



Ainli cette machine a plufieurs utilites. Par le moyen de la premiere 

 piece , on fe rend totalement maitre du fang-, l'attention du chirurgien 

 n'eft point partagee ; il eft plus affure & plus ferme en operant ; 1'opera - 

 tion rinie, on lache ailtant de fang qu'on le juge a propos. Veut-on pan- 

 fer le malade, on retient totalement le fang, jufqu'a ce qu'on ait leve 1'an- 

 cien appareil , & applique le nouveau, en prenant Ies precautions que ie 

 dirai ci apres. 



La dcuxieme partie de cette machine arrete Ie fang, en comprimant la 

 bouche du vaifl'eau coupe , ainli que l'on a dit ci-delfus-, & l'on concoit 

 bien que li la compreffion ordinaire pouvoit arreter le fang dans une bran- 

 che, fans que le tronc fut comprime, celle-ci l'arreteroit bien plus facile- 

 nient, puilqu'elle arrete la colonne de fang dans le tronc meme, & qu'on 

 n'en laiffe paffer qu'autant qu'on le juge neceffaire, pendant que le fur- 

 plus eft oblige de refiner dans Ies troncs voifius , ou dans Ies vauTeaux 

 collaterally. 



Un autre avantage que cette machine a fur Ies autres moyens d'arreter 

 le fang & fur la compreffion ordinaire, e'eft qu'auffi-tot que la fuppuratiqn 

 eft etablie, on pent lans crainte d'hemorragie, lever entierement 1'apparcU 

 a chaque panfenient. Au contraire lorfqu'on s'eft fervi des autres moyens} 

 on lailfe a chaque panfenient tout ce qui eft place fur Ies vaifleaux ; on 

 craiiit de Ies degarnir-, ce qui refte s'echaufFe, le pourrit, & contrafte une 

 odeur incommode au malade & a tous ceux qui l'approchentj de pius, ce 



