174 Collection 



■' ' —^ che eft fort longue par rapport a Tautre , qui fe termine en une aflez grofle 



Hist, de l'Acad. boule. La longue branche , toujours ouverte par le haut , eft pleine en partie 

 R. DEs Sciences de quelqiie liqueur , qui ne va de I'autre cotd qife jui'qu'a I'entree de la 

 DE Paris. boule , oil il n'y a que de Fair enferme. Si I'air extcrieur ell plus pefant que 



Ann. 1705. celui de la boule, la liqueur baifie dans la longue branche , fi c eft le coiuraire, 

 elle haufle. Comme ce Barometre n'agit que par la difference de I'air exte- 

 rieur & de celui de la boule , & non par la hauteur d'une colonne , il eft clair 

 que les cauies qui rendent inutile le Barometre commun , desquila le moin- 

 dre mouvement , n ont point ici de lieu. 

 pag. 3. Tout rinconvenient de ce Barometre de mer , c'eft qu'il eft Thermometre 



auffi bien que Barometre ; car & la liqueur & lair de la boule fe rarefieront 

 ou le condenieront par laugmencation ou la diminution de la chaleur. Mais 

 M. Amontons a trouve le remede a ce mal. II ne i"e contente pas de faire la 

 longue branche d'un fort petit diametre, de Corte que la liqueur n'y foit qii'en 

 tres-petite quantite , ni de choilir une liqueur tres-peu capable de rarefaftion, 

 comme de I'eau feconde , ou de I'huile de tartre , tout cela ne foroit que di- 

 minuer I'erreur : il fait une double graduation a Finftrument , Tune en tant 

 qu'il eft Barometre , I'autre en tant qu'il eft Thermometre. La premiere eft 

 mobile , & la leconde fixe. II connoit par le moyen d'un de Ces Thermomeres 

 nouveaux a quel degre doit etre la liqueur de I'inftrument en tant que Ther- 

 mometre, il amene ftir ce degre le miheu de la graduation qu'il doit avoircom- 

 me Barometre , & la difference qui ("e trouve entre le degre oil il devroitetre 

 comme Thermometre & celui oil il eft effectivement , lui appartient entie- 

 rement en quality de Baromt^tre. M. Amontons a obi'erve pendant un aft'ez 

 long-tems, qu avec cette double graduation , ion Barometre de mer etoit 

 * Voy. I'Hift. aufli jufte que fon Barometre reftitie * qui n'eft que Barometre. 

 de 1704. pag. I. Tout le jeu du Barometre fimple ordinaire n'a que 2 pouces d'etendue , 

 la colonne de mercure eftde 26 pouces 4 lignes dans fa moindre hauteur, 

 & de 28 pouces 4 lignes dans la plus grande. Par confequentil fuffit que la 

 liqueur contenue dans la longue branche du Barometre de mer egale enpe- 

 fanteur ces deux pouces de mercure , & fon mouvement qui doit reprefen- 

 ter celui du mercure dans I'efpace de deux pouces , aura d'autant plus d'eten- 

 due quelle fera plus legere par rapport au mercure. Ainfi fi elle eft 14 fois 

 plus legere que ce mineral , fon mouvement aura 28 pouces d'etendue. II 

 faut encore ajouter pour cela que la capacite dela longue branche foit ex- 

 tremement petite par rapport a celle de la boule. Car quand faugmentation 

 P^g- 4- du poids de I'atmofphere , par exemple, fait baiffer la liqueur dans la lon- 

 gue branche , elle pafle necelTairement dans la boule , & diminue le volume 

 de fair qui y eft renferme. Elle ne pent dimimier ce volume fans en augmen- 

 ter le refl"ori , & cet air ayant acquis par-la plus de force , ne permet pas a 

 la liqueur de la longue branche de defcendre autant qu'elle I'auroit du par la 

 feule pefanteur de fair exterieur. Mais fila boule eft fi groffe par rapport an 

 pen de capacite de la longne branche , que la quantite de liqueur qui paft'e 

 de la branche dans la boule ne caufe qii'une diminution infenfible au volume 

 de fair de la boule , alors on pent compter que le mouvement de la liqueur 

 fuppofee 14 fois plus leg6re que le mercure, parcourra les 28 pouces dans 

 toute leur ^tendue. Si cette hauteur de 28 pouces eft incommode dans fufage, 



