i82 Collection 



Hist. DE l'Acad. 5^;j jjyr^ IKRi-GULARlTt DE m/ELOUES BAKOMtJRES. 



R. D£S SCUNCIS 



DE Paris. _. _. _. . , \ /• t a • / i 



Y/ 0:ci encore , a peii-pres fur la meme matiere, de grands liijets de dou- 

 Ann. 170^. V te , & iin noiiveaii befoin d'dclairciffemens. 

 voy. les Mcin. H y a deja quelques terns qu'on avoir remarqiie a rObfervatoire que deux 



jj_ 3- 2-) 4- Barometres limples , remplis dii meme mercure , charges de la meme ma- 

 niere , pareils eii tout , poiivoient cependant ne s'accorder jamais ; c'eft-A- 

 dire , n'etre jamais exaftement & precilement a la meme hauteur. Comme 

 la difference etoit legere , & que Ton eft accoutume a ne trouver jamais una 

 entiere pr^cifion dans tout ce qui eft d'execution & de pratique , on n'etoit 

 pas fort furpris de ce phenomene , & on fe contentoit d'en rapporter la caui'e 

 en general a quelque difference de conftruclion inleniible & inevitable. 



Mais un Barometre fimple de M. le Chancelier , dent on verra FHiftoire 

 dans les Memoires de M. Amontons , & qui le tenoit 18 ou 19 lignes plus 

 bas que les autres , etonna fort toute TAcademie. Quand on Tinciinoit , & 

 que Ton laiflbit venir le mercure jufqu au haut du tuyau , il le rempliffoit 

 exaftement , & Ton n'y voyoitaucune bulle d'air , d'oii Ton concluoit ne- 

 ceffairement que le vuide etoit parfaitement bien fait , & qu il n'etoit refte 

 aucun air qui put tenir le mercure plus bas qu'ilne devoit etre. 

 pag. 17. Ce n'etoit point non plus que le mercure eut une pefanteur extraordinaire , 



car, outre que Ion n'a point encore vu un mercure qui pesat plus qu'un au- 

 tre , quand on mettoit d'autre mercure dans ce meme tuyau , il ne fe tenoit 

 pas plus haut , & le mercure de ce tuyau tranfporte dans un autre s'y tenoit 

 a la hauteur qu'avoient les autres Barometres en ce tems-la. D'oii pouvoit 

 done venir une fi grande inegalite de hauteur , & une 11 etrange irregularlte ? 



Lorfque M. Amontons apporta ce nouveau fait dans une affemblee , on 

 propofa fur le champ plufieurs penfees differentes. Les uns conjefturoient 

 qu'il pent y avoir ime matiere moyenne entre la matiere fubtile qui rem- 

 plit le haut des Barometres , & fair grollier que le verre empeche d'y en- 

 trer , & que le verre du Barometre de M. le Chancelier pouvoit avoir des 

 pores plus grands que les verres ordinaires, & laiffer cette matiere, dontle 

 poids abailTolt fi confiderablement le mercure. D'autres croyoient que ce 

 tuyau pouvoir avoir quelque humidite graffe , dans laquelle etoit contenu de 

 Fair qui fe dilatoit beaucoup des que le vuide etoit fait. D'autres enfin foup- 

 ^onnoient que peut-etre ce verre ^toit tel, que le mercure en corrodoit la fub- 

 ftance , & par-la degageoit de fair enferme dans fes cellules ; & en effet , 

 en examinant ce verre avec un microfcopa , ils croyoient le A^oir plein de 

 bulles , comme les Larmes de Hollande , du moins en la partie fuperieure. 

 Chacun propofoit les experiences , qui pouvoient appuyer ou detruire fon 

 opinion , mais on ne pouvoit pas les faire routes fur un meme tuyau, & il 

 y en avoit quelques-unes dont le fucccs dependoit d'un terns aflez long. 



M. Amontons etoit perfuade qu'il entroit de fair fubtil par les pores du • 

 tuyau de M. le Chancelier ; & comme c'etoit lui qui en etoit faifi & que le 

 fait avoit d'abord paffe par fes mains , il fut charge par I'Academie d'exami- 

 ner cette matiere, & il commen^a par les experiences qui avoient rapport 

 a fon opinion. 



