i6o Collection 



.11 1 i*t— «B Barometre propre a expliquer en gros I'efFet des pompes &: des fiphons ;; de- 



Mem. DEi'AcAD. vient faiinf& mauvais quand il sagit , par exemple, de meriirer les vicif- 



R. DES Sciences fitudes dii poids de I'atmofphere , d'en determiner la hauteur & de niveler 



D£ Paris. pliifieurs points fur la furface de la terre. Dans robfervation du plusou dii 



Ann. 1704. moins de pefanteur de Tatmofphere , on peut trouver une difference de trois 



lignes & plus dans la hauteur du mercure , quoique v^ritablemcnt le poids 



de I'atmofphere n'ait point change , ce qui provient de fefiet que la chaleur 



produit fur le mercure du Barometre , Texperience ayant fait connoitre qu"u- 



ne colonne de mercure de 28 pouces 9 lignes en hyver , & une de 29 pou- 



ces enete , ne pefent pas plus Tune que I'autre. De meme le Barometre fim- 



pag, 273. pis ^tant porte dans le terns du grand froid de notre climat , d'un lieu eleve 



fur la furface de la terre , dans un autre creufe aii-deffous , pourra donner une 



difference , dans la hauteur du mercure , d'une ligne & demie , qii on attri- 



buerolt fauflementau poids de la colonne d'air qui ieroit entre ces deux lieux : 



&C fi Ion s'avifoit de vouloir determiner fur cette experience , la hauteur 



de fatmofphdre , ou la difference du niveau de deux endroits de la terre , on 



courroit grand rifque de faire tres-mal fun & I'autre. 



Les Barometres oii font fimples , c'eft-i-dire , charges feidement de mer- 

 cure ; ou bien ils font doubles , c'efl-a-dire , qu'outre le mercure on y em- 

 ploye encore une feconde liqueur qui efl ordinairement de I'huile de tartre 

 teinte. Pour ce qui etl des Barometres fimples , fetendue de leur mouve- 

 ment eft fort mediocre , n'exc^dant guere 23 a 24 lignes , & a ceux-ci il 

 n'y a autre chofe a faire pour eviter f erreur , que de dreffer une table de 

 correftion qui montre les quantitesproportionnelles dont la chaleur fait allon- 

 ger la colonne de mercure del'hyver a I'ete , & qu'il convient par confequent 

 retrancher des hauteurs indiquees par le Barometre lors de I'obfervation. 

 Par exemple ,mes Thermometres , c'eft-a-dire, ceux dont on trouve la def- 

 cription a la fin de la connoifTance des temps de 1704 , & dans les Memoires 

 de 1702 & 1703 ; ces Thermometres , dis-je , marquant ^8 pouces , qui eft le 

 terns de nos grandes chaleurs , il y a 3 lignes a retrancher de la hauteur oil 

 fe trouve le mercure dans le Barometre fimple ; 2 lignes lorfque ces Ther- 

 mometres marquent 55 pouces 4 lignes ; i ligne feulement lorfqu'ilsne mar- 

 quent que 52 pouces 8 lignes , & o ou rien lorfqu'ils ne marquent que 50 

 pouces , & ainfi des autres correftions a faire pour tous les autres degres de 

 chaleur entre ceux-ci , qu'on trouvera en dreil'ant une table exadle fur ce 

 fondement. 



Mais quant aux Barometres doubles dont le mouvement eft beaucoup plus 

 _„ ._ , confiderable , & fur lefquels la chaleur produit des effets differens dont la 

 &• /4' combinaifon ernpeche qu'on n'enpuiffefacilement faire la correftion par une 

 table , joint que les perfonnes qui fe fervent de ces Barometres font pour la 

 pliipart pen accoutumes a ces fortes de correftions ; voici le moyen dont 

 je me fuis fervi afin que cette correftion fe pi'it faire comrae d'elle-meme & 

 fans table. 



Ces Barometres font compofes de deux boetesde verre ^5, qui ont com- 

 mtmication Tune a I'autre par un tube recourb^ ^CB. 



La boete ^ fe termine en une pointe qui eft fcelleeherm^tiquement. La 

 moitie fuperieure de cette boete eft vuide d'air groftier : I'autre moitie , le 



tube 



