4o6' Collection 



= che uii Thermometre tel qiul le propofe , a moins que ce ne foit k caiife qiig 



Mem. DE l'Acad. M. Amontons , environ iz ans avnnt que d'etre de TAcademie , en avoit 

 R. PES Sciences youlu foire un qui 6toit a peu-pr^s femblable a celui qu il a fait ; mais ayant 

 DE Paris. reconnu qu'il feroit defeftueux & bien plus difficile a conftruire que celui 



Ann. 1706. de Florence , il Tabandonna. Je ne crois pas (|ue ce que je viens de rap- 

 porter foit valable pour autorifer M, Nuguet a citer i'Acaddmie qui n'eft 

 point garante des fautes que peuvent faire ceux qui en font , & a plus forte 

 raifon de celles qifils ont pu faire quand ils n'en etoient pas encore. Paffons 

 a rexamen de fon Thermometre , & voyons s'il repond au titre qu'il porte. 

 Ce Thermometre eft afl'ez femblable au Barometre de M. Hugens. II eft 

 compofe d'une boule de verre fcellee hermetiquement & pleine d'air conden- 

 fe parle froid de I'eau a la glace ,.& de 4 tubes cylindriques foudes & joints 

 les ims aux autres , &C qui tous enfemble n'en font qu'un feul recourbe dont 

 la courbure eft en-bas. On emplit ce tuyau comme le Barometre double , 

 avec des precautions cependant dont nous parlerons dans la fuite ; ce qui fait 

 que I'efpace depuis le haut de ce tuyau jufques vers le milieu du premier 

 pag, ^jy, tube eft vuide d'air grolFier , & qifenfuite il y a du mercure jufque vers le 

 milieu du troifieme tube qui eft au-defliis de la courbure dans I'autre bran- 

 che , & au-defllis du mercure il y a de I'efprit-de-vin jufque vers le milieu 

 du quatrieme tube au haut duquel eft attache la boule qui eft pleine d'air 

 comme le refte de ce meme tube. II eft aife de voir par cette conftruftion 

 qiie dans la chaleur I'efprit-de-vin doit defcendre , & remonter dans le froid ; 

 parce que Fair de la boule & d'une partie du tuyau fe dilatant par la cha- 

 leur oblige I'efprit-de-vin de defcendre , &: fe condenfant par le froid laifTe 

 lalibertea I'efprit-de-vin de remonter. Jene crois pas que cette conftruftion, 

 non plus que la maniere de le remplir , paroifle plus fimple que celle du Ther- 

 mometre de Florence. Mais voyons furquoi il etablit le rapport de fes tubes, 

 d'oii depend toute la conftruftion de fon Thermometre. 



La proportion qu'il a prife entre le tube ou fe meut I'efprit-de-vin & les 

 tubes dans lefquels le mercure fe termine de part & d'autre , & entre la pe- 

 lanteur de I'efprit-de-vin & celle du mercure, eft telle que quand la liqueur 

 eft arrivee au haut du troifieme tube qui marque les plus grandes chaleurs 

 de TetS , fair de la boule fupporte 4 ponces de mercure plus qu'il n'en fou- 

 tient quand cette meme liqueur eft parvenue a I'entree de la boule qui mar- 

 que les plus grands froids de I'hyver. La raiibn qu'il rapporte pour prendre 

 cette proportion , eft que fair renferme acquiert par les plus grandes cha- 

 leurs de I'ete la force de foutenir 4 pouces de mercure plus qu'il n'en foutient 

 pendant les plus grands froids de I'hyver. 



II y a plufieurs remarques a faire fur ce que je viens de dire qui eft tire 

 de fon ecrit. 



l". Qu'il ne parle point du diametre de la boule dans laquelle I'air eft 

 enferme , a quoi cependant il devroit faire attention ; car nous avons fait 

 des experiences qui nous ont montre que difFerens volumes d'air enfermcs & 

 expofes a un meme degr^ de chaleur foiitenoient le mercure a dift'erentes 

 hauteurs , ce qui I'obligera a faire ces boules parfaitement egales dans tous 

 fes Thermometres , & les tubes egaux ou dans la meme proportion , ce qui 

 eft ptefqu'impoftlblc dans I'execupon. 



pag. 438. 



