ACADEMIQUE. 407 



1". Qu il ne ditpas enquel endroit de la terre la difference des plus grandes ■— * 



Chaleurs de Fete aux plus grands froids d'byver foutient 4 ponces de mer- Mim. de l'Acad. 

 cure , il eft probable que c'eft a Paris , oil les termes en ont ete connus de- R- ^^^ Sciences 

 puis un certain terns : mais quand on voudra avoir de ces Therinometres dans "' P^R's. 

 d'autres pais , il en faudra faire ; ceux qu'il a fait pour Paris n y pouvant pas Ann. 1706. 

 iervir , a cauie que les plus grandes chaleurs d'ete & les plus grands froids 

 d'hyver , fur lefquels il en etablit la conftruftion , changeni fuivant les paisi 

 ce qui obligera de les connoitre , & ce qui eft une grande difficulte. 



30. Qu'il devoit marquer fi cet air tel que nous le refpirons qui a la force 

 en ete de foutenir 4 pouces de mercure plus qu'en hyver , eftenferme en le 

 comprimant ou condenfant ; parce que quand on lit fexplication de fon Ther- 

 momerre , il ne paroit pas que cet air foit condenfe : cependant celui de la 

 boule de fes Thermometres I'eft par le froid de I'eau a la glace. C'eft ce qui 

 jette dans une difficulte , a caufe que celui fur lequel il etablit la conftruftion 

 de fes Thermometres eft d'une fagon , & que celui qui eft dans la boule eft 

 d'une autre , & que cependant il paroit conclure I'effet que doit faire celui 

 de la boule par celui que Tautre a produit. 



40. Qu'il aura toujours befoin de glace pour conftndre (es Thermometres, 

 ce qui eft un embarras. 



50. Qu'il doit faire attention , quand il veut faire fes Thermometres , aux 

 dift'erentes hauteurs d'atmofphere quicaufent deschangemensau corps de fair. 



60. Qu'il doit prendre garde aux differens degres de fecherefl"e & d'humi- 

 dite de Fair qui peuvent produire quelque alteration dans fon Thermometre. 



Voila bien des precautions qu'on aura de la peine a prendre , & des diiS- 

 cultes bien difficiles a furmonter dans I'execution. 



Examinons prefentement les precautions que cet Auteurdit qu'il fautap- pag. 430, 

 porter pour remplir fon Thermometre. 



Avant quede fcellerl'extremite de la boule , il faut avoir foin que Tefprit- 

 de-vin contenu dans le tube qui eft joint a la boule , reponde par fa partie fu- 

 perieure au degre de la graduation du Thermometre ordinaire qui exprime 

 exadementle froid de Teaualaglace danslaquelle ils fontplonges , & parce 

 qu'il proportionne tellement la quantite de I'eau & la quantlte de glace dont 

 il fe fert , que le froid qui provient du melange de ces deux chofes , eft fuf- 

 fifant pour faire defcendre la liqueur du Thermometre ordinaire au 332 de- 

 gre de fa graduation : il introduit de la liqueur dans ce tube jufqu'a ce que 

 Ion extremite fuperieure reponde a un point qui marque le 33^ degre de la 

 graduation de fon Thermometre. 



II eft evident que par cette maniere de remplir fes Thermometres , il aura 

 toujours befoin de celui de Florence , & qu'il ne les rendra pas univerfels , 

 puifqu'il n'y aura que ceux qui auront ete faits fur un meme Thermometre 

 ordinaire qu'on pourra comparer , fuppofe que dans routes les autres parties 

 ils puifTent etre egaux , n'etant pas perfuade que le 33^ degre de ceux dont 

 on fe fert ordinairement , exprime le meme degre de froid , parce que ce 

 33e degre n'cft point determine par une meme caufe partoute la terre com- 

 me celui qui eft marque par la chaleur de I'eau boiiillante. Ce font en ge- 

 neral des difficultes qui m'ont paru dans la conftruftion du Thermometre de ' 

 M. Nuguet ; il ne me refte plus qu'a donner la comparaifon que j'en ai faito 



