DE 



274 Collection 



.. . 1 II ....«» le tuyau etant d'abord fort incline ; qiiand on lYlevoit & que le vuide com- 



Mem. de l'Acad. meiigoit a paroitre an haut, on voyoit de petites bulles d'air piefquimper- 



R. DEs Sciences cepribles , qui devenolent tout d'un coup grofies comme de perils poids , & 



-- Paris. q^,j entroient dans le vuide : les unes etant e.igagees entre le mercure & le 



Ann. 1705. tuyau , & les autres paroiffant fbrtir du mercure , & tairant le meme efFet 



que sil eiit ete boiiillant. Nous remarquames aufli que ces bulles qui fortoient 



du mercure en elevant le tuyau lorfqu'elles etoient devenues un peu groffes, 



en le baiflant elles diiparoiffoient & fembloient rentrer dans le corps dumer- 



pa". 2i8. '^"re , car a Tendroit oii elles difparoiffoient on ne voyoit rien contre le tuyau. 



Ce Barometre n a point fait de lumicre en Tagitant. 



II ne faut pas douter que routes ces bulles , tant celles qui font engagees 

 entre le mercure & le tuyau , que celles qui paroiffent fortir du mercure , 

 ne foient de petires particules d'air qui y font renfermdes & engagees , & 

 qui etant alors dechargees de toute la pelanteur de Tatmoiphere & de la hau- 

 teur du mercure qui les comprimolt dans le tuyau lorlique le bout ouvert etoit 

 en haut , n occupent un volume tres-grand par rapport a celui qu'elles occu- 

 ■ poienr auparnvant ; & il ell certain que plus le tuyau lera long par-deffus z8 

 pouces & menu, &: plus il y aura de ces bulles quis'echapperont dans Tefpace 

 que le mercure quitte , puifque tout le mercure qui occupoit cette place s'y 

 eft purg6 d'air. C'eft pourquoi il paroitroit qu'il faudroit prendre des tuyaux 

 d'une longueur proportionnee aux endroits oii Ton voudroit mettre les Baro- 

 metres , & ne leur laiffer qu'un pouce au-delVus de la plus grande hauteur du 

 mercure dans I'endroit oiiils ieroient , & qu'ils euflent environ 3 lignes de 

 diametre plutot plus que moins & que le mercure fi'it bien purge d'air. Avec 

 ces precautions je crois qu'on pourroit faire des Barometres juftes autant 

 qu'on les pent faire. 



Nous ne doutons plus a prefent que le Barometre dont nous nous fervons 

 ordinairement , & dont le tuyau eft menu & trop long au-defl\is de 28 pou- 

 ' ces , n'ait eu beaucoup de ces particules d'air engagees dans le mercure , & 



entre le mercure & le verre , qui s'etant degagees en le mettant en experien- 

 ce , n'aient occupe une place confiderable dans le haut du tuyau , & que c'eft 

 la veritable caule pourquoi le mercure y eft plus has que dans ceux qui font 

 plus larges & plus courts , oil ces memes bulles dilat^es ne font pas un eifet 

 li fenfible , par les raifons qu'on vient de rapporter. 



On doit remarquer que les circonftances que Ton a crii neceflaires pour 

 rendre un Barometre lumineux , paroifl"ent detruites par ce que nous venons 

 de dire. 



DE LA HAUTEUR DU MERCURE DANS LES BAROMETRES. 



Par M. Amontons. 



170;- "X rOici une experience tr^s - confiderable , en ce qu elle nous met dans la 



19. Aoiit. y necefllt^ de faire repafl'er par I'examen routes les obfervations du Baro- 



pag. 225*. metre qui ont ete faites jufqu'a ce jour. 



On a crii jufqu'ici que la hauteur du mercure dans les Barometres etoit tou- 



