A C A D E M I Q U E. 27? 



joiirs fenfiblement la meme dans uii meme lien , & on a ete bien eloi^ne de 



crolre qu'avec des verres a-peii-pres femblables, emplis avec le meme fo'm dii Mem del'Acad 



meme mercure , les hauteurs de ce mercure puflesit differer entr'elles , dans R. des Sciences 



le meme endroit & dans le meme terns, de dix-hiiit lignes ou environ. Ceft "^ Paris. 



cependant ce que la Compagnie va voir , apres que jaurai remarque qu'iine Ann. lyoj, 



des principales raiibns qui peat avoir empeche qu'on ne le Ibit encore an- 



percii de ce phenomene , vient de ce que !a plupart de ceiix qui ont conftruit 



les Barometres , ont neglige mal a pros d'y mettre des graduations qui ex- 



priment veritablement les hauteurs du mercure , & quils ont preCque tou- 



jours I'ubftitiie a ces graduations veritables des graduations arbitraires , qui 



n ont nul rapport aux hauteurs du mercure : ce qu ils ont tait fans doute par- 



ce qu'ils ont bien I'enti la difficulte qu'il y a de rendre ces fones d'inftrumens 



unitormes , & que cela en augmenteroit le prix & en diminueroit le debit. 



C'eft ainfi que Tinteret eft ibuvent un obftacle a la decouverte de la verite. 



On pent done voir que ce n'eft pas fans grande railbn que j'ai rejette de 

 mes Barometres ces fortes de graduations arbitraires, parce que je liiisbien pag. I'iQ^ 

 perfuade qu'on ne pent fe fervir utilement des Barometres pour faire des ob- 

 fervations exades , sils ne font gradues en parties qui exprimeni les peaces 

 & les lignes des hauteurs da mercure dont ils font charges , & li d'ailleurs ils 

 ne font regies fur un meme Barcmetre qui en foir comm'e I'etalon &la reole 

 fans quoi il n y a rien que d'incertain & qui ne conduife a Terreur. ^ 



En cherchant la raifon du phenomene que je rapporte il eft difficile de ne 

 pas Tattribuer a Tinegalite des pores des difterens verres , qui donnent paffage 

 plus ou moins aax perites parties de lair , fuivant qu ils lont plus ou moins 

 oaverts : ce qui me paroit d'aatant plus vrai-femblable , que je fuis affure que 

 les verres des deux tubes avec lefqaels je vais faire cette experience fontdif^ 

 ferens en qualite. 



Nous fommes redevables de cette decouverte a Monfeigneiu: le Chance- 

 lier. II a an Barometre fimple monte a la manlere d'Angleterre , c'eft-a-dire 

 de ceax qui ont deux petites platines de cuivre far lefqaelles font marquees 

 les difFerentes difpofitions qui peuvent arriver dans I'air, comme beau terns 

 changeant , plaie , &c. ' 



Monleigneur le Chancelier avoir pendant un tems confiderable experi- 

 mente avec fatisfaciion ce que fon Barometre lai indiquoit : mais enfin ce Ba- 

 rometre s'etant detraqiie , il ear recours a M. Romberg qui le lui remit en etat. 

 Depuis ce tems les variations de ce Barometre fe font toujours faites dans les 

 parties baffes des platines , c'eft-a-dire aax endroits oil elles n'indiqaent qae 

 de la pluie, des vents & de forage. Monfeignearle Chancelier ne remarqiiant 

 nen de femblable dans la difpof.tion de fair, m'envoia querir pour examiner 

 fon Barometre. La premiere chofe que je fis , fur de voir , en I'inclinant , <i 

 le yuide etoit bien fait ; & ayant trouve qa'il I'etoit autanr bien qu'il le pou- 

 voit ctre , & qae d'ailleurs le mercure avoit tonte la liberte du mouvement 

 quon pouvoit demander , je repondis a Monieigneur le Chancelier qae je 

 n y voyois rien qui put empicher qu'il ne fit fon effet. II prit alors la peine de pag. 23 1; 

 m exphquer ce qu'il avoir remarque , de la maniere que je viens de le dire ; 

 & je lai demandai la permilTion de faire emporter chezmoi fen Baromcrre 

 f)0ur I'examinerplus a loifiti ce qu'il m'accorda. Je mefurai aaffi-tot que je 



Mmz 



