ACADEMIQUE. Vjy 



Si bien que la difference de !a feconde hauteur que j'avois trouvee le ma- i 



tin de dix-huit lignes, & I'apres-midi a I'Academie de dixneuflignes & plus, Mem. de l'Acad, 

 ne fe trouva a huit heures & demie du foir , que de 9 lignes. R- ees Sciences 



Je laiffai tous ces verres en experience ; & le lendemain je trouvai enco- "* Paris. 

 re ces memes hauteurs. Mais certe grande difference de dix-huit lignes , que Ann. 1705. 

 je ne trouvois plus que de neuf lignes , m'embarraffoit. Je jugai que n'etant 

 point arrive autre chofe , que je I'gache , au mercure , que d'avoir ete bien 

 manie , peut-etre que la craffe & Ihumidite des mains auroient rebouche en 

 partie les pores de ce verre. Je le dechargai done de mercure pour le bien 

 laver par dehors & le degraiffer , autant que jele pourrois , avec de Telprit- pag. 23 j. 

 de-vin : mais apres I'avoirfait & avoir recharge ce verre de ion mercure , je 

 trouvai cette difference encore diminuee d une ligne & demie , ce qui me fit 

 rei'oudre de n y plus toucher. Je I'ai laiffd en experience julqu'aujourdhui , 

 & il n'a varie que comme tous les autres , c'eff-a-dire qu'il eff baiffe d'envi- 

 ron deux ou trois lignes 



Comme tout ceci ell: fort bizarre ; pour tacher d'npporter quelque lumiere 

 dans une chofe oil il y en a fi peu , fauf Tavis de la Compagnie , le mien (eroit 

 de choifir dans une multitude de verres , ceux qui charges de mercure don- 

 neroient des hauteurs fenliblement differentes les unes des autres , & de les 

 appliquer tous fur une meme graduation ou , ce qui eft la meme chole , fur 

 un meme plan vertical , au bas daquel il y auroit une efpece d'auge commu- 

 ne pleine de mercure , dans lequel ils tremperoient tous. Au-deffus de cette 

 auge , a commencer de la ilirtace du mercure , il y auroit des lignes paralle- 

 les tracees de pouce en pouce jufqu a 29 ou 30 : les 4 ou 5 derniers feroient 

 lubdiviles de ligne en ligne par d'autres paralleles. 



II conviendrolt encore ajouter a tous ces verres un autre verre de pareille 

 longueur , mais uniforme d'un bout a I'autre Ccelle hermetiquement par les 

 deux extremites & danslec^uel il y auroit environ i8 pouces de mercure ; la 

 lurplus vuide d'air grollier. 



Ce tube ferviroit a faire connoitre I'effet de la chaleur llir le mercure , & 

 toutes les fois que le mercure dans les autres verres n'auroit eu qu un mou- 

 vement egal a celui-ci , on n y auroit point d'egard , comme n'etant pas un 

 effet du poids de Tatmofphere. Un fembiable tube , pour bien faire , devroit 

 deformais accompagner tous les Barometres fimples dont on voudra fe fervir. 



Toute cette machine conllruite , comme je viens de dire , devroit etre 

 obfervee exailement pendant un tems confiderable ; & on pourroit s'affurer 

 par-la •, 



I •* Si les variations arrivent dans tous les verres dans le meme tems. 



ifi Si elles font egales dans tous , on fi elles ne font pas plutot proportion- nag. IXXi 

 nelles aux hauteurs du mercure dont chaque verre eft charge , a quoi il y a 

 beaucoup de vrai-femblance , s'il eft vrai que les pores du verre donneni pat 

 fage aux parties d'air qui font affez petites pour cela. 



