iyS Collection 



R.'des°Sc«nc°s "^'^^^^ /?£>S' REMkRqUES SUR LA HAUTEUR 

 DE Paris. '^'' mercurc dam les Baromitrcs. 



Ann. 1705. 



Par M. A M O N T O N S. 



9-^' Aouc. 



MOnfieiir Homberg nous ayant appris qii'Il avoit lav^ avec de I'efprit-de- 

 vin le tube du B.uometre de Monfeigneur le Chancelier , cela fit ibup- 

 ^onner a quelques-uns que peut-etre c'etoitce qui etoit caufe que dnns ce 

 tube le mercure s'y etoit foutenu plus bas que dans les autres : ce que je ju- 

 gai d'autant plus vrai-femblable , qu'il me I'ouvient que lorfque j'examinai 

 pour la premiere fois ce Barometre , le petit reflet de himiere que la cour- 

 bure du haut du mercure a coutume de faire , me parut plus obfcure qu a I'or- 

 dinaire ; cela etant caufc , comme je le juge prefentement , par quelque peu 

 d efprit-de-vin refte dans ce tube. 



Ce qui m'empecha de m'en appercevoir alors , ce fut , 

 lo Que le mercure me parut fort net tout le long du verre , fans petites 

 bulles d'air , telles quelles ont coutume de fe former lorfque le tube n eft pas 

 bien fee. 



2° Parce qu'ayant incline , comme je Tai deja dit , ce Barometre ; je trou- 

 vai le vuide autant bien fait qu'il a accoutume de letre dans les verres les 

 mieux charges. 



De plus cette grande difference que j'avois d'abord trouvee dans la hauteur 



du mercure de ce Barometre , d avec celles de mes autres verres , & qui di- 



minuoit toujours a mefure que je dechargeois & rechargeois ce tube , me fem- 



pag, 2^ f . bloif ""s confirmation du fait , en ce que cet effet pouvolt n'etre qu une fuite 



de la diflipation de ce peu d'efprit-de-vin. 



Enfin pour m'eclaircir & pour fatisfaire a ce qui avoit ete r^folu , je lavai 

 avec de I'efprit-de-vin ce tube par dedans , en le frottant affez fort avec un 

 peu de coton attache au bout d'un fil de leton : puis I'ayant mis en egoiit 

 pendant une nuit entiere ( ce qui me parut fuffifant , vii la grande facility 

 avec laquelle on ffait que I'efprit-de-vin s'evapore ) je le chargai de mercure 

 conjointement avecl'autre tube danslequel le mercure s'etoit toujours tenii 

 fort haut , que je ne nettoiai point , quoiqu'il parut fort fale. Apres cela je 

 trouvai effeftivement entre les hauteurs de mercure de ces deux verres les 

 19 lignes de difference que j'avois trouvees a I'Academie , & le petit rebord 

 de mercure obfcurci. 



Quoique par-la le fait paroiffe fuffifamment ^clairci : la difficulte d'en ex^ 

 pliquer la caufe fubfifte n^anmoins toujours toute entiere. Car enfin il ne pa- 

 roit aucunement que cet efprit-de-vin fe reduife en air , comme on le pour- 

 roit croire ; puifque cet air devroit avoir une force de reffort egale a 19 li- 

 gnes de mercure , & que le verre etant mis dans une fituation horizontale , 

 cet air y occuperoit encore pies de cinq lignes , au lieu qu'on n y appergoit 

 deja plus rien , & que le tube fait encore avec I'horizon un angle de 45 de- 

 gres ou environ, 



D ailleurs les tubes neufs oii le mercure s'etoit tenu 637 lignes plus bas 



