Ann. 

 pag- 



268. 



AcadeMique. I9j 



nOrt fiit exactemem cle meme groffeur d'un bout a Tautre ; an contraire il ^^^•f^^'^^i^s^^^ 

 yavoitapparence que cela netoit pas : partant rien de precis par ce moyen. Mem. de l'Acad: 

 20. En bouchant avec le doigt le bout ouvert pour oter la communication R- des Sciences 

 du mercure de la talTe d'avec celui du tube , il etoit comme impoffible que ^^ Paris. 

 le mercure ne fiit alors dans des balancemens qui auroient pii me donner 

 des hauteurs plus ou moins grandes queles veritables. Apres avoir fait quel- 

 que attention fur tout ceci , j'en fuis venu a bout de la maniere fuivante. 



Je fis tourner le vafe de bois ABCDE , dont le vuide avoit la figure d'un- 

 cone rectangle renverie , & Texterieur de celle d'un cylindrcr 



Ayanienfuite retire le mercure du canon, j'en pre- 

 fentai le bout ou%'ert dans le fond du cone de bois ; & 

 le tenant incline le plus qu'il me fut poiTible , je ver- 

 fai un peu de mercure tout a rentoar pour voir a quelle 

 hauteur je ferois I'ouverture FG, qui put fervir de de- 

 charge au mercure du vafe ABC , pour n'y en laiffer 

 toujours precifement que la meme quantite fuffii'ante 

 pour empecher I'entree de lair exterieur par le bas du 

 canon. 



Apres done avoir perce le trou FG un peu en pente 

 vers £ , je le rebouchai avec un petit bouchon de bois que je pouvois oteu 

 & remettre a ma volenti : enfrjte je remplisentierementdc mercure men 

 tube de fer , y fourrant im fil de meme matiere , que je tournai affez long- 

 tems en tout fens pour en faire fortir toutes les petites bulles d'air qui pou- 

 voient etre reftees attachees aux parois interieures de ce tube. 



Alors ayant verfe dans le vafe -^^C'du mercure en quantite fuffifante pour' 

 y plonger le bout ouvert du tube , je mis ce vafe dans un autre plus grand 

 pour recevoir le mercure qui regorgeroit par la decharge FG pendant I'ex- 

 perience. 



Apres done avoir plonge le bout ouvert du tube plein de mercure dans 

 celui du vafe ; au lieu d elever ce tube a plomb comme on fait ordinaire- 

 ment , je le tins dans une lituation fort inclinee , & dans laquelle , fuivant 

 toutes lesapparences, le vuide ne fe devoit pas faire dans la partiefupcrieure. 



Le tout etant en cet etat , je debouchai i'ouverture G pour doimer lieir 

 a tout le mercure fuperflu de fortir ; ce qu'il fit aufli-iot : apres quoije re- 

 dreffai peu-i-peu le tube , remarquant exaftement le moment auquel je 

 voyois le mercure couler de nouveau par I'ouverture G : car cola me de- 

 voit marquer le point o\\ le vuide devoit commencer a fe faire ; ce qu'ayanr 

 execute plufieurs fois avec beaucoup de foin , tenant une regie gradV.ee par 

 pouces a plomb a cote du tube , j'ai toujours trouve la hauteur a plomb 

 du mercure au-deffus de fde 23 pouces 4 lignes , quoiqu'elle fiit alors dans 

 d'autres tubes de verre 4 27 pouces 8 lignes. 



J'ai laiffe enluite ce tube en experience : mais pendant les cinq premieresf 

 heures il eft foiti environ le poids de 13 onces & t de mercure. 



Pendant les fix heures enfuivant il en eft forti encore 6 onces \ , puis 10 

 onces pendant 1 2 autres heures , & enrin huit onces pendant encore huit au- 

 tres heures : apres quoi ayant vuide ce tube entierenieni,j'y en trouvai enco- 

 re 4 onces :|; fibien que le total du mercure qui etoit refte dans le tube apr^s le 



pag. 269, 



