A C A D E M I Q U E, 575 



Barometre fimple. Et fi Ton vent redulre le Barometre de M. de la Hire a ■■^» 



netre pas plus fenfible par rapport a Ion Barometre limple que celui de M* Hist, m lAcad. 

 Huguens , il en faudra diminuer les boetes a tel point qu il n'y entrera plus R- des Sciences 

 que la ^e. partie du mercure qui entroit dans celles de Tautre , ce qui eft en- °' ^'aris. 

 core un avantage confiderable. Ainfi on pourra choilir entre les deux avan- Ann. 1708' 

 tages differens , ouplutot prendre un parti moyen qui les accorde tons deux. 

 Les inconveniens que peuvent caufer la raretaftion & la condenlation des 

 liqueurs par le chaud ou par le froid , font communs d'eux-mcmes aux Baro- 

 metres de M. Huguens , & a celui de M. de la Hire. Mais M. de la Hire don- 

 ne pour le fien une maniere de les prevenir par une certaine graduation , 

 qu'il leroit inutile de repeter ici. Nous n'avons pretenduque donner iciFidee 

 generale de fon Barometre , & pour ainfi dire Tame de I'invention. 



S [/ R LA DILATATION D E U A I R. 



L 'Approbation que FAcad^mie donna au Thermometre de feu M. Amon- Voy. ks Mem.' 

 tons , * & , ce qui eft encore d'un plus grand poids , celle que le Public pag. 174. 

 paroit lui avoir donnee , n empechent point TAcademie elle-meme de Texa- V°y- I'^ift. de 

 miner encore de nouveau. II n y a guere de chofes en Phifique ft bien deci- ^°^" P^8" '* 

 dees quil ny ait toujours lieu a la revifion, & il eft difficile que la nature, 

 lors meme que nous croyons la I'aiftr le mieux , ne nous echappe par quel- 

 que endroit. 



M. Amontons avoit trouve par fes experiences que la chaleur de Teau 

 boiiillante augmentoit d'un tiers la force elaftiqued'un air , qui etant enfer- P^g- I^* 

 me ne pouvoit augmenter fon volume , du moins fonftblement , & c eft-la 

 im des principes ftir lefquels il a fonde la conftrudion de fon Thermometre; 

 mais M. de la Hire apres avoir fait des experiences plus fimples que celles 

 de M. Amontons , & qui par confequent devroient etre plus fures , croit que 

 ce principe n'en eft pas un. II a trouve que le reffort de fair qvii augmente 

 par la chaleur de feau boiiillante auroit du foutenir 9 pouces 2 lignes t de 

 mercure de plusque la pefanteur de fatmofphdre, car ces 9 pouces 2 lignes \ 

 en etoient alors le tiers, nefoutenoit que 8 pouces de plus , ce qui s'ecarte 

 trop de la regie de M. Arpontons , & s'en ecarte d'autant plus que fair etoit 

 alors plus froid , & plus pefant , & par confequent plus difpofe a une grande 

 force elaftique , que dans une autre experience de M. de la Hire , qu'il avoit 

 trouve un peu moins eloignee de la pretendne regie. 



Une obfervation de M. de la Hire fembleroit prouver qu une petite quan- 

 tlte d'air augmente plus fon reflbrt par feau boiiillante qu'une plus grande ; 

 maisil ne faut pas fe prefter encore de rien conclure. Comme les experiences 

 en cette matiere varient beaucoup, on eft porte naturellement a attribuer 

 chaque variation a quelque circonftance particuliere que Ton apper^oit , mais 

 peut-etre y en entre-t-il quelque autre que Ton n'nppercoit pas , ou meme , - 

 ce qu'il y a aflez lieu de foup^onner , il pent refter encore dans la nature 

 de fair quelque chofe d'inconnu , qu on ne doit pas defefperer de decouyrir 

 avec le terns. 



On ne commence que depuis peu a s'appercevoir que fhumidite apporte 



