A C A D i M 1 u e. 67^ 



Aux obfervatlons de Meiidon fur la pefanteiir de rAtmofphere , M. de la ^^^ 



Hire en a joint d'aurres I'lir la variation que le chaiid & le froid caufent a la Hist, de lAcad. 

 liqueur du Barometre double ; variation trompeufe, & qui , fi elle netoit ^- "^^ Sciences 

 bien connue , pourroit etre attribuee au changement de pefanteur de lair. 11 

 a fuppofe , comme il eft vrai, que le mercure du Barometre limple ne le U'^9' 



dilatoit ni ne le condenibit fenfiblement par le chaud ou par le froid ; il y a 

 compare chaque jour pendant trois ans un Barometre double , & enfuiie il P''o' 3' 

 a pris les jours les plus difFerens par rapport au chaud & au froid, & oiice- 

 pendantle Barometre fimple etoit a la meme hauteur. Ileft6%ident que dans 

 ces jours-la la hauteur du Barometre double auroit du auffi etre la meme , 

 (i elle ne varioit qu'avec la pefanteur de FAtmofphere. Mais elle s'ell toujours 

 trouvee difFerente, & quelquefois de 19 lignes, dontce Barometre etoit plus 

 eleve dans le chaud. Le hazard a vqiilu que dans ces trois annees d'obferva- 

 tion il n'ait pas fait de grands froids , mais feulement de grandes chalenrs. 

 D'ailleurs il ne s'y eft pas trouve des jours du plus grand chaud & du plus 

 grand froid , oil le Barometre fimple ait ete a la meme hauteur; ainfi les 19 

 lignes ne font la difference que d"un grand chaud a une conftitution d'airtem- 

 pere, & M. de la Hire n'a pii voir la plus grande variation dont le Barome- 

 tre double foitfufceptible a cet ^gard. Elle doit debeaucouppaffer 19 lignes, 

 ce qui certainement n'eft pas a compter pour rien. Cependant la liqueur de 

 ce Barometre a ete choifie pour la moins capable de rarefaftion que Ton put 

 trouve r. 



Sl/R DES OBSERFATIONS DU BARO METRE 



FAITESENDESLIEUxitOIGffES. 



/"^ E que fait le Barometre a Tegard d'un certain lieu, il le peut faire a y^ |^ ,, 

 ^^^ regard de toute la terre ; c'eft-a-dire, que fi pour un lieu particulier il pa<r. zjj. '"' 

 marque les variations qui arrivenr a la pefanteur de TAtmofphere , il peut 

 niarquer les differences qui font a cet egard entre les differentes parties de 

 rAtmofphere entiere , ou meme les differences qui fe trouvent entre les va- 

 riations de ces differentes parties. Par-la il devient la mefure univerfelle du 

 poids & de raftion de toute cette grande enveloppe d'air repandue autour 

 du globe terreftre ; & fi Ton en decouvre jamais la nature , ce fera par le 

 fecours du Barometre. Dans cette viie , M. Maraldi a compare enlemble 

 im affez grand nombre d obfervations faites fur cet inftrument en des lieux 

 eloignes les uns des autres. Nous en rapporterons feulement ici les reful- 

 tats , & quelques conclufions qu'on en peut tirer jufqu'a prefent. Jedis////- 

 t]u'a prcfint ; car peut-etre faudra-t'i! quelque jour ou modifier celles-ci , ou 

 meme en tirer de contraires. 



i". Pendant trois annees entieres il s'eft trouv<5 affez de conformite en- 

 tre les variations du Barometre a Paris & a Gennes , de forte qu'en ces deux 

 V illes il a tres-fbuvent monte ou defcendu les memes jours , & cela , quoi- 

 -que les vents y fufibnt prefque toujours difFerens , & quelquefois oppofes , & 

 !a conftitution de lair ires- difFerente a Tegard du chaud & du froid. 



QqqqZ 



pag- 4- 



