DE rACADliMlE ROYALE DES SCIENCES. 445 



r. 



VI XA ■ 



MtCHANIQUI, 



Un barometre portatif , perfcdionne par M. de Boiftidindeaii , corref- •^2«<'^ '75^* 

 poiidant de I'acadanie ; ce barometrc qui reffemble en general i ceux qui 

 font conftruits ici pour etrc portes dans les voyages , en diffcre ccpendant 

 h plufieurs egards -, la boite eft d'une feule piece, d'un bois dur & folide, 

 tel que le buis, qu'on a grand foin de choillr fans defaut : I'ouverture par 

 laquelle le tube doit entrer dans la boite, a extericurement la figure d'un 

 cone renverfe , & cette ouverture eft aflez grande, pour que le maftic 

 qu'clle recoit , & qui communique avec une grande quantite de cctte ma- 

 tiere, qu'on verfe dans la boite, faffe un volume fulHfant pour y affujet- 

 tir folidement le tube, Cette boite, cylindrique interieurement , eft ou- 

 verte par Ton fond, de fa^on que le diametre de fon ouverture fe trouvc 

 un peu plus grand que celui de I'intdrieur de la boite , afin qu'il y ait une 

 portee centre laquelle une dame, garnie de chamois, qu'on y fait entrer, 

 niiire y repofer; une partie de cette meme entree eft formce en ecrou fur 

 c tour , pour recevoir un bouchon ^ vis , qui comprimant la dame contrc 

 le rebord de la boite , la ferme avec toute I'exaftitude qu'on peut defirer. 

 Au moyen de I'ouverture qui eft k fon fond, on peut remplir commodc- 

 ment & exadenient le barometre, & mcme y mettreplus de mercure qui! 

 lie faut pour cela , car la dame pouffee par le bouchon ^ vis , fera fortir 

 par le trou de communication de I'air, tout le mercure fuperflu', le refte 

 de cette boite eft k-peu-prcs femblable ^ ce qu'on a coutume de prati- 

 quer dans les autres , pour recevoir le mercure fuperflu & donner paflagc 

 ^ I'air lorfque le barometrc eft en experience. 



Cette conftrudion de barometre I'exempte de deux ddfauts qui font 

 dans les autres dont nous avons parle ■■, dans ceux-ci la boite etant ordinai- 

 rement de deux pieces , jointes enfemble par du maftic , elles laiflent fou- 

 vent echapper le mercure •, le tube n'etant pas aflez folidement maftiquc 

 ^ la boite , s'en detache fouvent par les fecoufles violentes qu'il eprouve 

 dans les voyages, & ainli lailfe encore Echapper ce liquidcj enfin, comme 

 le petit trou par lequel I'air exterieur doit communiquer avec la boite pour 

 agir de tout fon poids, ou avec toute fon elaftlcite fur la furface du mer- 

 cure , eft I'ouverture unique par laquelle on peut remplir le barometrc to- 

 talemer.t-, il n'eft guere pofhble d'y parvenir facilement : c'eft travailler 

 utilement pour la phyfique , que de chercheri perfedtionner un inftrument 

 audi important que le barometre portatif, pour connoitre la pefanteiu dc 

 I'air I dificrentes hautcurj. 



Kldc 



