,s<s 



COLLECTION 



l-ARIS 



Medecine. 

 /made 171 C. 



"— —" — '-— ■ Cette machine eft compofee de deux jumelles AAA A (PI. X, Fig. I & II.) 

 Acad. Royale de bois de chene , paralleles encr'elles , de cinq pieds de longueur & de deux 

 r.Es Sciences de pnuces de largeur fur un pouce deux lignes d'epaiifeur : elles font eloigners 

 l'une de I'autre defept ponces. 



Pour entretenir ces deux jumelles, il y a a Tun de leurs bouts deux petitcs 

 entretoifes ou traverfes de bois BB , diftantes de deux pieds l'une de I'autre, 

 & mifes a fleur du deflus des jumelles. 



Ces traverfes ont deux ponces de largeur fur un pouce d'epaiifeur , & font 

 arretees a tenons & mortaifes dans les jumelles. A deux pieds & demi de dif- 

 tance de la plus hau;e traverfe fe trouve un cintre de bois C qui fert a entretenir 

 les jumelles comme font les traverfes ou entretoifes , & qui n'eft ainfi cintre 

 que pour le paflage d'un moufle. 



Lelong des deux jumelles dins leur epailTenr , 011 il n'y a point de traverfes , 

 font pratiquees deux rainures ou coulilles DO. plus bas que les traverfes, dans 

 lefquelles rainures glilTe un mouftle de bois quarre E a quatre poulies, mifes 

 deux a deux , d'un pouce huit lignes de diametre. 



Au bout des jumelles ou font les traverfes , il y a un autre moufle dormant 

 F, aufli a quatre poulies , d'un pouce huit lignes de diametre, lequel eft arrete 

 par une des traverfes qui font a tenons & mortaifes dans les jumelles. 



Au milieu des jumelles font poles en mortaifes deux montans GG de quatre 

 pouces de hauteur, de meme largeur & epailfeur que les jumelles. 



Dans les montans pafte un eflieu de fer H de quatre lignes de diametre , 

 dont les deux bouts qui font quarres, excedent les montans de deux pouces 

 pour y recevoir une manivelle de cinq pouces de rayon /. 



Cet eflieu porte entre les montans un cylindre ou treuil L de trois pouces 

 de diametre , a l'extremiie duquel il y a une roue de fer M , dont les dents qui 

 font en rocher font arretes par un clique.t .V qui y eft poufle par un reflort O 

 attache fur une des jumelles. 



L'on palTe une corde d'environ deux lignes de diametre autour de ces quatre 

 poulies; l'un des bouts de cette cotde eft arrete au point P de la traverfe BP , 

 &c l'autte au treuil. 



Au moufle mouvant eft attache un cordon Q qui tient les lacs R de la partie 

 demife. (Fig. II.) 



Aux extremites des jumelles qui n'ont point de traverfes, on applique un 

 croiflant de cuir S ou une ferviette qui artboute contre le corps du blefle, ce 

 qui le retient pendant que la partie deboitee eft tiree par le moufle mobile. 



A ces memes extremites des jumelles on applique, fuivant les cas, deux 

 croilTans TT , fervant d'arcboutans en deux points differens d'une meme partie 

 pendant que Ton tire un autre point , & cela felon les cas. La demonltration 

 que j'en vajs faire le fera nneux comprendre que toutes les dtfciipnons. 



Quand on veut s'en fervir pour un bras, on place la machine comme elle 

 eft dans la figure feconde, le point S fous le milieu de l'ailfelle. On attache 

 le bras au-delfus du coude avec le lac R , lequel eft attache par le lac Q au 

 moufle E : enfuite on met la manivelle au bout /f de I'ellieu . & en la touinant , 

 on emploie la cotde du moufle autour du treuil L, ce qui porte le moufle E 

 vers le moufle F, & tire le bras de ce meme cote, pendant que l'epaule Sc 

 tout le corps du malade font tenus fixes au point S } ce qui ne peut aniver que 



