4 oo COLLECTION 



~~ ' ». i' ~ Secondement, comme ce tourniquet n'eft qu'un cordon circulaire que Ton 



Acad. Royale rend plus petit par le moyen du baton ou garrot , il arrive que le membre eft 



dis Sciences he comprime par- tout egalement fans diftindlion , ce qui ell prcjudiciable & inu- 



1'aris. t jl e; prejudiciable, puifque cettaines parties font com ufes mal a-propos ; inu- 



Mebecike. tiles , puifqu'il fufHt que la compreflion foit faite fur la route des gros vaitfeaux. 



Anncei^iS. g n troifieme lieu, quand ou vent couper un bras & une jambe , il faut 



une perfonne pour temr le tourniquet, & il n'en faut pas moins une autre au 



meme endroit pour aflujettir la partiej deux perfonnes au lieu d'une , c'eft 



un defaut ; mais deux perfonnes qui ne peuvent ctre dans un meme endroit 



fans s'incommoder mutuellement , c'eft un defaut encore plus confidcrable. 



En quatrieme lieu, ft apres une operation, craignant I'hemorragie, on veut 

 lailfer le tourniquet tout lache , pret a le refterrer au cas que le fang donne , il 

 eft impoflible que les cornprefles ne s'en aillent dun cote , le lac, le baton & 

 les autres pieces de l'autre ; & s'll furvient hemorragie pendant qu'on raflemble 

 les pieces du tourniquet , le malade perd fon fang. Voici maintenant les per- 

 fections du nouvel inftiument. PI XII. 



Preincrement, les chairs ne font point pincees , parce qu'il n'y a point de 

 cordon qui, en fe tordant fur lui-meme , puifte pincer la peau; de plus il n'y 

 a point de corps qui, venant a la rencontre l'un de l'autre, puiflent pincer la 

 chair. 



Secondement, la compreflion n'etant utile que fur la route des gros vaif- 

 feaux , ce nouveau tourniquet eft pieferable a l'autre , puifqu'il ne comprime 

 que fur cette route, laiflant les autres parties a l'aife , lefquelles ne recevant 

 qu'une comprellion tres fupportable, ne font point contufes ni metirtries. 



Troifiemement, on peut fe pafler d'une perfonne, puifque le tourniquet 

 etant applique , fe maintient de lui-meme fans aucun fecouis , & la perfonne 

 qui alfujemt la pattie fur laquelle on opere , n'eft point genee comme elle le 

 feroit par quelqu'un qui tiendroit le tourniquet. 



Quatriemement , li Ton craint que le fang ne donne, on peut Iaifier ce 

 tourniquet dans fa meme place tout relache, fans craindre que les pieces qui 

 le compofent s'ecartent; & ft l'hemorragie furvient, celui qui veille le ma- 

 lade, n'a qu'a le refterrer, & comme il fe maintient tout feul, on aura le 

 terns d'appeller les fecours dont on aura befoin. 



Cet inftiument pourra fervir dans tous les cas oil I'interdidtion du cours du 

 fang dans quelque partie fera neceflaire , ou bien , lorfqu'il faudra feulement 

 diminuer la force avec laquelle il s'y porte (<i). 



(a) Voyez ci-delTus, annee 1716, la defciiption de deux machines utiles dans les frac- 

 tures & les luxations. 



%M0 



S'il 



