202 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA 



Todo el conjunto que forman la cámara, la barra B y las tuer- 

 cas í y í' va soportado por una columna vertical C y una base de 

 fundición M, iguales á las que la casa Zeiss emplea para sus cá- 

 maras verticales; pudiendo girar todo él sobre dicha columna y 

 quedar fijo en cualquier posición por medio del tornillo í". La 

 base M lleva dos tornillos s y un pivote fijo s' para poderla nive- 

 lar. El extremo inferior de estos tornillos entra en una ranura 

 que llevan las piezas de apoyo p, y pueden correr dentro de ellas 

 moviendo á la columna y á la cámara paralelamente al eje del 

 microscopio. La amplitud de este movimiento es de 37 milímetros, 

 y merced á él y al vertical, de que hablamos antes, se puede ajus- 

 tar la cámara con exactitud al microscopio y compensar rápida- 

 mente las diferencias de longitud que experimenta el tubo de éste 

 al cambiar de objetivos ó de oculares. 



La pieza que principalmente caracteriza el aparato es un pris- 

 ma P de reflexión total, muy transparente, que se coloca sobre el 

 ocular y que puede cambiarse fácilmente de un ocular á otro. 

 Este prisma desvía los rayos en dirección perpendicular al eje 

 del microscopio, y va provisto de una pieza cilindrica, en cuyo 

 interior entra otra de menor diámetro que lleva la cámara, unién- 

 dose así ésta y el microscopio, sin entrada de luz del exterior y 

 sin que haya contacto entre ambos. 



La figura 1.* representa los aparatos en la posición correspon- 

 diente á la observación directa. El microscopio, que es un «Grand 

 Model Van Heurck», de los Sres. Watson and Sons, de Londres, 

 está en posición inclinada, pudiendo el observador inclinarlo más 

 ó menos, según su comodidad, pues los movimientos de la cáma- 

 ra, ya descritos, permiten compensar ampliam.ente cualquier 

 cambio de inclinación. La cámara está colocada á la derecha del 

 observador, mediando entre ella y el microscopio un espacio libre 

 de 0,40 m., que es muy suficiente para que el operador pueda 

 mover los brazos y manipular el microscopio sin tropezar con la 

 cámara. Además, este espacio puede aumentarse, si así se desea, 

 moviendo el microscopio hacia la izquierda del operador y com- 

 pensando este aumento de distancia con un avance de la barra B 

 también hacia la izquierda. 



Cuando el objeto está bien alumbrado y se desea tomar la foto- 

 grafía, no hay que hacer más que cambiar el ocular por el que 

 lleva el prisma (ó poner este sobre el mismo ocular que está sir- 

 viendo para la observación directa), y llevar la cámara á la posi- 



