DE HISTORIA NATURAL 203 



ción de la figura 2.*, haciéndola girar 90' y moviendo su parte 

 anterior hasta que se una con el microscopio. Entonces la ima- 

 gen se proyecta sobre el cristal deslustrado, y si su posición en él 

 no es la conveniente, se la modifica haciendo girar la platina del 

 microscopio, ó moviendo la preparación sobre la platina. 



Para enfocar se mueve con la mano derecha el tornillo del mi- 

 croscopio, pues para el largo máximo de 0,80 m. que puede tener 

 la cámara el brazo alcanza bien al tornillo, sobre todo cuando se 

 cambia el cristal deslustrado por el transparente y se mira la 

 imagen á través de la lente de enfocar, porque entonces la cabeza 

 se coloca muy cerca del vidrio y el brazo alcanza mejor al tornillo. 



El obturador O sirve para dar la exposición que se desee. 



Réstanos decir algo del aparato de alumbrado. No es necesario 

 tener uno para la observación directa y otro para la microfoto- 

 grafía. Por el contrario, hay ventajas en emplear uno solo para 

 ambas cosas, siempre y cuando se pueda modificar la intensidad 

 de la luz para que no moleste á los ojos cuando se trabaja mucho 

 tiempo seguido. Quizás el foco de luz que mejores condiciones 

 reúne es la lámpara Nerust, modificada por Kohler, porque la luz 

 es muy intensa, muy fija, y el campo del microscopio resulta uni- 

 formemente alumbrado. 



Para conseguir que el haz de luz caiga siempre en el centro del 

 espejo del microscopio, se montan los aparatos de alumbrado en 

 un banco de óptica triangular F, de 0,50 m. de largo (lo cual per- 

 mite centrarlos y enfocarlos exactamente), y se coloca este banco 

 sobre un pupitre de madera (flgs. 1.* y 2.*), que puede tomar todas 

 las inclinaciones entre la posición horizontal y 50*. Este aparato es 

 muy fácil de manejar y ocupa poco sitio. Se puede colocar á la iz- 

 quierda del operador como está en las figuras, ó bien delante del 

 microscopio. 



El aparato de alumbrado que el autor emplea se compone de 

 una lámpara Nernst N, con soporte T, para vidrios coloreados ó 

 filtros líquidos de diversas clases, y un colector L, con diafragma 

 iris, construido por Zeiss; pero dicho se está que en el banco de 

 óptica se pueden montar los aparatos que el observador prefiera 

 y centrarlos de una vez para todas, inclinándolos después más ó 

 menos en su conjunto por medio del pupitre, según sea la posi- 

 ción que se dé al microscopio. Para reducir la intensidad de la 

 luz se ponen uno ó más vidrios blancos deslustrados en el sopor- 

 te T, y se quitan al hacer la fotografía. 



* 



