400 Roy, Neue Untersuchungsmethode von Niere und Milz. 



Sowol vom rein physiologischen Standpunkt betrachtet, als auch 

 im Hinblick auf graphische Methoden im allgemeinen ist es vielleicht 

 von Interesse, einen kurzen Bericht zu geben von den Instrumenten, 

 welche Dr. Roy in den an der Spitze unsers Artikels genannten 

 Schriften erwähut, und von den Resultaten, welche er mit diesen In- 

 strumenten erzielte. 



Der vollständige Apparat setzt sich aus zwei Teilen zusammen, 

 welche als Onkometer und Onkograph bezeichnet werden (von 

 oyxog, Masse = Rauminhalt, Volumen). Der erste derselben ist ein Blech- 

 behälter, welcher annähernd die Gestalt und Größe des einzuschließenden 

 Organs hat, und der aus symmetrischen durch Scharniere mit einan- 

 der verbundenen Hälften besteht. Jede dieser Hälften ist aus einer 

 äußern und aus einer innern Schale hergestellt, von denen die letztere 

 genau in jene eingepasst ist. Eine dünne nachgiebige mit Wasser 

 angefeuchtete Membran 1 ) wird über die innere Oberfläche der innern 

 Schale der einen Hälfte des Onkometers anschließend ausgebreitet, 

 ihr Rand rundum über den Rand dieser Schalenhälfte ausgelegt und 

 zwischen der innern und äußern Schale dadurch festgeklemmt, dass 

 diese letztern beiden fest zusammengeschraubt werden (Siehe Fig. 1). 

 Dasselbe geschieht dann mit der andern Hälfte des Instruments. 



Auf diese Weise wird jede Hälfte des Onkometers in eine luft- 

 dichte Kammer verwandelt, deren eine Seite durch die elastische Mem- 

 bran, deren andere Seite aber durch die Metallwand des Instruments 

 gebildet wird. Jede der luftdichten auf die eben beschriebene Weise 

 hergestellten Kammern ist von zwei Löchern durchbohrt. Ein Paar 

 dieser letztern, das heißt also je eine Oeffnung von jeder Hälfte, 

 steht mit dem registrirenden Apparat, mit dem Onkographen, in Ver- 

 bindung. Das andere Loch einer jeden Hälfte des Onkometers ist 

 mit einem Röhrchen versehen, um das Entweichen der Luft zu er- 

 möglichen, wenn die Hälften des Instruments nach der Einbringung 

 des zu untersuchenden Organs mit Oel gefüllt werden. Die Ränder 

 von jeder Hälfte des Onkometers, welche dem Scharnier gegenüber- 

 liegen, sind ausgeschnitten, damit genügender Raum für die Durch- 

 führung der Blutgefäße des in dem Instrument eingeschlossenen Or- 

 gans übrig bleibt. Wendet man den Onkometer zum Beispiel zur Un- 

 tersuchung der Niere an,, so wird dieses Organ von aller Verbindung, 

 die nach demHilus allein ausgenommen, losgelöst; es wird dann zwi- 

 schen die Membranen der beiden Hälften des Onkometers dergestalt 

 eingebracht, dass die Blutgefäße aus dem Zwischenraum zwischen 

 den Rändern des Instruments herausragen, und endlich wird Oel in 

 die Kammern des Onkometers gefüllt. 



Eine Betrachtung unserer halbschematischen Figur aber wird die 



1) Die betreffende Membran wird in Paris aus dem Peritoneum vom Kalb 

 hergestellt und ist zum Verbinden der Stöpsel von Parfumflaschen im Gebrauch. 



