Roy, Neue Untersuchungsmethode von Niere und Milz. 



ini 



Konstruktion und Anlage des Apparats weit besser veranschaulichen, 

 als eine Beschreibung mit Worten dies vermag 1 ). 



Figur 1. Schematische Darstellung des Onkometers bei Untersuchung der 



Niere. Im Durchschnitt. 



K ist die Niere, im Durchschnitt gesehen, mit ihren in den Hilus 

 des Organs eintretenden Blutgefäßen bei V. 0, C, und I 7 C, sind die 

 äußere und die innere Metallschale, aus denen jede Hälfte des Instru- 

 ments besteht, fest zusammengeschraubt durch die Schraube S. M ist 

 die elastische Membran, welche der Oberfläche der Niere eng anliegt; 

 ihre Ränder werden zwischen 0, C, und I, C, festgehalten. Membran 

 und Metallkapsel jeder Hälfte bilden die zwei Kammern a und B; 

 von diesen ist letztere durch einen Metallstöpsel verschlossen, welcher 

 die Oeffnung bei B ausfüllt, während die andere (a) durch das Rohr 

 T mit dem registrirenden Instrument in Verbindung steht. Die an- 

 dere Oeffnung C ist mit einem Hahn verschlossen, durch welchen die 

 Kammer mit warmem Oel gefüllt werden kann, nachdem die Niere 

 zwischen die beiden Membranen eingebracht und die andere 

 Kammer B schon vorher teilweise mit Oel angefüllt worden ist. Die 



1) Ich bin Dr. Michael Foster für die Erlaubniss, die beigegebenen Fi- 

 guren zu benutzen, zu Dank verpflichtet; dieselben sind der letzten Ausgabe 

 seines „Text-book of Physiology" entnommen. 



26 



