402 



Roy, Neue Untersuchungsinethode von Niere und Milz. 



Menge des Oels in dieser letztern wird von der Größe der Niere oder 

 des sonst im Apparat befindlichen Organs abhängen. Das Rohr, wel- 

 ches von T weiterfuhrt, ist aus kurzen Stücken Glasröhre hergestellt, 

 die durch Kautschukrohr kurz miteinander verbunden sind; auf diese 

 Weise gewinnt die Leitung gleichzeitig fast alle Vorzüge, welche so- 

 wol ein festes als auch ein biegsames Rohr bieten. 



Das registrirende Instrument, der Onkograph, besteht im wesent- 

 lichen aus einer zylindrischen Metallbüchse, deren oberes Ende offen 

 und mit einem Randkranz versehen ist. Diese Oeffnung wird von 

 einem Stück derselben Membran bedeckt, wie wir sie im Onkometer 

 hatten, und die Membran wird dadurch gehalten, dass der Randkranz 

 fest gegen einen gegenüber befindlichen Metallring gepresst wird. 

 Somit erhält man ein Metallgefäß, dessen obere Fläche aus einer 

 elastischen Membran besteht. Auf dieser ruht ein dünner Kolben aus 

 Hartkautschuk, welcher mit einem leichten registrirenden Hebel durch 

 eine mit Gelenken versehene Stahlnadel verbunden ist, die ihrerseits 

 durch Leitöffnungen hindurchgeht. Von unten her führt in die Metall- 

 büchse ein Rohr, durch welches deren Innenraum mit dem Onkometer 

 in Verbindung gebracht werden kann. Das Gefäß wird mit dem Oel 

 gefüllt mittels einer durch einen Hahn verschließbaren Oeffnung. Jede 

 Veränderung des Drucks im Innern des Instruments wird die an des- 

 sen oberm Ende befindliche Membran steigen oder fallen lassen, und 

 dies veranlasst alsdann ein gleichzeitiges Steigen oder Fallen des 

 registrirenden Hebels. Die folgende schematische Zeichnung (Figur 2) 

 wird die Einrichtung des Instruments klar machen. 



Figur 2. Schernatischer Durchschnitt durch den Onkographen. 



B ist das Metallgefäß und N der Randkranz um dessen oberes 

 Ende. Durch die Schraube C wird dieser fest gegen die untere Fläche 

 des ringförmigen obern Endes des Gehäuses A gedrückt, sodass die 



