( 833 ) 



el le renvoie parallèlement à sa direction primitive, après l'avoir déplacé d'une quan- 

 tité égale à sa longueur. L'écarlement des deux rayons était de ga""" dans mes expé- 

 riences. Un second parallélépipède rétablit la distance primitive des deux rayons un 

 peu en avant de la seconde lame épaisse. 



» Sur le trajet du premier rayon est placé un tube relié à une machine pneuma- 

 tique el à un manomètre. 



» Sur le trajet du second est un tube, dont la partie centrale est entourée d'un 

 manchon, où circulent des vapeurs à diverses températures et dont les deux extré- 

 mités sont refroidies par des courants d'eau. 



» Entre la partie centrale chaude à température fixe et les extrémités refroidies à 

 température fixe également, s'étendent deux régions à température variable. 



» On les élimine, par compensation, en faisant deux mesures successives avec deux 

 tubes ne différant que par la longueur de la région centrale et en prenant la différence 

 des résultats. 



» Je me propose simplement aujourd'hui de justifier le principe et de 

 montrer la rigueur de la méthode nouvelle par des expériences faites 

 entre o° et 200°. 



» J'ai fait trois séries d'expériences, sous des pressions comprises entre 

 ^4o"" et 703™™, avec les vapeurs d'alcool, d'eau et d'aniline. 



» Voici quelques-uns des nombres obtenus : 



Alcool. Eau. Aniline. 



Température Température Température 



Pression. observée, calculée. Pression. observée, calculée. Pression. observée. calculée. 



741, 5o 77)69 77>64 74o,io 99.20 99,26 746,48 i83,62 i83,54 



748, i5 77-74 77.86 752,80 99>63 99'74 706,8.5 188,74 184,07 



762,94 78,47 78,86 755,64 99-96 99.84 760.9' i84,5o 184,28 



761,04 100,01 ioo,o4 



» Les températures d'ébullition théoriques ont été calculées par les 

 formules suivantes, qui se rapportent au thermoiBètre à air : 



AI ^ o c H — 760 „ H — 760 .. , -, If — 760 



Alcool : 78, 26 4- — , Lau:iooH ^-^j Aniline : 16^,20 -)- % — 



29,7 27,20 19,6 



» En résumé, la nouvelle méthode permet de prendre la température 

 d'un milieu par le simple examen d'un rayon lumineux qui l'a traversé. 

 Elle est fondée sur les propriétés des gaz. Elle est indépendante de la 

 nature de l'enveloppe thermométrique et même de sa iorme et de sa 



faisceaux interférents très écartés en lumière homogène, a bien voulu me prêter ceux 

 qu'il possède. Pour obtenir des interférences en lumière blanche, j'ai dû les faire 

 retailler par M. Jobin, qui a parfaitement réussi cette délicate opération. 



