( 773 ) 

 drostatiqiies exactes à o^^sr^i près. On voit qu'une détermination unique 

 permettra de déterminer la masse cherchée à ~^âZ P''è.s; on prendra la 

 moyenne des résultats de plusieurs mesures. 



» En résumé, parmi les diverses causes d'erreur que comporte mie pa- 

 reille série de mesures, il en est une qui domine toutes les autres, c'est celle 

 qu'entraîne la détermination de l'indice. L'erreur relative d'une mesure 

 d'épaisseur pouvant dés lors être de ~^ environ, celle du volume est 

 trois fois plus grande, soit xô^^^- Tel peut donc être l'ordre de grandeur de 

 l'erreur finale, ce qui correspond à une erreur de G™™»"' sur la détermina- 

 tion de la masse du décimètre cube d'eau distillée. « 



ÉLECTRICITÉ. — Nouvel appareil pour mesurer le pouvoir inducteur spéci- 

 fique des solides et des liquides. Note de M. II. Pellat, présentée par 

 M. Lippmann. 



« Ayant besoin, pour les expériences que j'ai indiquées dans ma dernière 

 Note ('), de connaître le pouvoir inducteur spécifique de diélectriques so- 

 lides ou liquides, j'ai fait construire pour cet usage un nouvel appareil 

 dont voici la description : 



» Il se coinpose essentiellement d'un double élecUomètre absolu de Lord Kelvin. Les 

 deux plateaux mobiles en aluminium A et A' (4°" de diamètre) sont placés horizonta- 

 lement l'un au-dessus de l'autre et sont solidaires; leur ensemble est porté par lun 

 des bras d'un fléau de balance, dont l'autre bras porte, suspendu à la façon ordinaire, 

 un plateau, sous lequel se trouve un amortisseur à air du système P. Curie. Les an- 

 neaux de garde a et a' (8'"™ de diamètre) des plateaux mobiles sont reliés l'un à l'autre 

 par un cylindre métallique, de façon que l'ensemble forme une boite percée seulement 

 des ouvertures nécessaires. Toutes les parties déjà décrites communiquent avec les 

 pièces métalliques de la cage de l'appareil et, par conséquent, se trouvent au même 

 potentiel qu'elles. 



» Les plateaux attirants B et B' (8"° de diamètre) communiquent aussi entre eux, 

 mais leur ensemble est isolé des parois de la cage de façon à pouvoir être porté à un 

 . autre potentiel. Le plateau inférieur B' est fixe, tandis que le plateau supérieur B est 

 porté par une vis micrométrique sur laquelle est fixé un limbe gradué en ooo parties, 

 exactement semblable à celui d'un sphéromèlre et permettant de mesurer au micron 

 le déplacement vertical du plateau B; une échelle donne les nombres entiers de tour. 



» Un microscope fixe, pourvu d'une croisée de fil, vise un autre réticule porté par la 

 lige qui relie les deux plateaux mobiles: les images des deux croisées de fil coïncident 



(') Comptes rendus, 22 octobre 1894. 



G. R., 1895, i" Semestre. (T, CXX, N 14.) 1^2 



