( 77<^ ) 

 des matières colorantes artificielles et à leur recherche dans les vins, 

 liqueurs, sirops et autres substances falsifiées. 



» Avec cet appareil, on peut observer les liquides sous une épaisseur 

 variant de lo^^^à oo*^"; il permet, en outre, de comparer entre eux deux 

 spectres d'absorption. Grâce à l'épaisse couche de liquide traversée par la 

 lumière, les bandes apparaissent avec des solutions qui.ne renferment que 

 des traces de substance active. Par exemple, nous pouvons déceler, avec 

 la plus grande facilité, la présence de l'oxyliémoglobine dans. une solution 

 qui n'en renferme que jj^^^^. Le pouvoir absorbant augmente plus vite 

 avec l'épaisseur qu'il ne diminue par la dilution, et cela jusqu'à une 

 limite assez reculée. Sous une épaisseur de 5o'™, on découvre donc des 

 raies d'absorption qui échapperaient complètement à l'examen d'une couche 

 relativement mince de solution contenant cependant la même quantité 

 d'oxy hémoglobine. 



)i \j' héma-spectroscope comparateur se compose : 



» 1° D'un spectroscope à vision directe {fig. i), muni d'un prisme P très dispersif, 

 mobile à l'aide d'une vis b et d'une lunette niicrométrique A. Au foyer de l'oculaire O 



se trouve un réticule qui se projette sur l'image du spectre et sur celle du micromètre. 

 Sur le collimateur à fente variable C se trouve un prisme mobile de comparaison qui 

 divise la fente en deux parties égales, ce qui permet de voir simultanément dans la 

 lunette d'observation les spectres d'absorption produits par deux liquides différents, 

 l'un étant introduit dans un tube T, l'autre dans de petites cuves à faces parallèles V. 

 La lunette oculaire O et le micromètre A sont munis l'un et l'autre d'un pignon (a) 

 donnant un déplacement angulaire qui permet de voir le spectre et l'échelle divisée 

 dans toute leur étendue; 



1) 2" De trois tubes T, T', T", en métal inoxydable, garnis intérieurement d'un man- 



