( I02(i ) 



il Les règles sont placées dans des Inbes e.i lailon nickelé, Icrminés par 

 iii) !-ee<)inrenieiit destiné à en j>roLéger l'extrémité. 



)i Oiiaud on ooère avec des tubes contenant chacun deux règles, les 

 résultats obSenus sont les mêmes que dans !es cas des règles simples. 



Il Étalon.'/age des décimètres, des centbnèties et des millimètres. — Le com- 

 parateur automatique enregistreur donne le moven de procéder à l'étalon- 

 nage des décimètres, des centimètres et des millimètres, en appliquant 

 exactement les méthodes étudiées pour les mesures à traits par le Bureau 

 international des Poids et Mesures. 



>i Les opérations étant très rapides, on peut faire les comparaisons en 

 employant tous les inter\alles. 



>i Etalonnage de la vis. — La valeLU- du pas de la vis est déterminée au 

 moyen de deux règles diiiérant de i""". On a constaté, du reste, que les 

 vis des dix comparateurs automatiques confectionnés par l'Atelier de pré- 

 cision de la Section technique de l'Artillerie ont toutes le même pas à 

 I millième de millimètre près. 



)> On peut procéder à l'étalonnage de la vis par la méthode générale eu 

 employant successivement des règles différant de i, 2, 3, ... dixièmes de 

 millimètre, et en recourant à la méthode adoptée par le Bureau interna- 

 tional pour la déleimination des erreurs périodiques des vis micromé- 

 triques. En tout cas, on élimine l'eneui' périodique par le procédé bien 

 connu qui consiste à i-épéter la mesure, eu faisant avancer ou reculer 

 d'un demi-pas la vis micromélrique. 



» Il résulte de ce qui précède que le comparateur automatique enre- 

 gistreur permet de mesurer une longueur quelconque, si l'on dispose d'une 

 série complète d'étalons croissant de millimètre en millimètre depuis i'"*" 

 jusqu'au prototype. 



» Toutefois il est possible de réduire considérablement le nombre do 

 ci^s étalons. Notamment, en adoptant les séries des 27 règles suivantes : 



[Clciii t^ài m o*''''-' ^ 'jclcm jdcin /^dciu -dcm ^dc:n (jidciii 

 11""'" 1-2"" lo"" l4'"° IJ"" 16'"' 17™ 18'^"' 19'''', 

 lOl'-""' lOî""" lOj""" I04""" \o'y'"' KlU"-'" luj""" [08""" 10;)' , 



un.", longueur quelconque : N qui comprend D décimètres, C centimètres, 

 M miiliinètres el p microns, peut toujours être mise sous la forme 



N + (20 — C) centimètres 



= (^D -h i)décimelres -h ( M -I- 1 00 ) millimètres +/> microns. 



i'i.r u;!e, une seule con)paraison donnera la \aleur métrique de N. 



