( 'o'^7 ) 



» Si l'on a, par fxemulo, à clélenniner !a longueur '352'"'", 20, il suKit de 

 mettre liaus un tube la règle donnée avec la règle lao™'", dans un autre 

 tube les deux règles 4«o""" et 102™™, et de procéder ensuite à la compa- 

 raison des deux règles doubles ainsi composées. 



" Le comparateur automatique se prête également bien à la mesure du 

 diamètre des cylindres; il est aussi employé pour vérifier la régularité d'un 

 cylindre, en faisant passer successivement les dilférentes régions de ce 

 cylindre entre les extrémités des poupées. 



» Il est à remarquer enfui que cet instrument constitue un thermomètre 

 très sensible, et peut servir à l'étude de la dilatation des corps solides (' ). 



'i Le compai'ateur automatique enregistreur se recommande par les 

 propriétés suivantes : 



» Mesure des règles sous pression rigoureusement constante ; 



» Facilité du contrôle, puisque la comparaison des règles se fait au moyen 

 de pointés enregistrés par le tambour de l'appareil et qu'on garde la trace 

 des opérations dans un document authentique; 



" Simplicité et rapidité des opérations, le comparateur marchant d'une 

 manière automatique, et n'exigeant le concours d'aucun opérateur, une 

 fois les règles en place; 



» Elimination des erreurs accidentelles, ces erreurs donnant lieu à des 

 points anormaux, dont l'irrégularité est manifeste; 



i) Enregistrement des effets des causes systématiques de perturbation, 

 liotamment des variations de longueur dues aux variations de tempéra- 

 tiire, et, par suite, possibilité de iaire le» corrections relatives k ces effets. » 



JL CoH.\u, ii l'occasion de cette Communication, ajoute les remarques 

 suivantes : 



« Comme membre de la Section iraticaise de la Commission du Mètre, 

 je me permets d'appeler l'attention de l'Académie sur l'intérêt que présente, 

 au point de vue de la Métrologie, la méthode expérimentale mise en œuvre 

 par M. le Commandant Hartmann, chef du Service de l'atelier de précision 

 de la Section technique de l'Artillerie, et sou adjoint, M. le Capitaine 

 -Mengin. Avec l'autorisation de M. le Ministre de la Guerre, j'ai assisté, à 



(') En puiliculier, on a coiislalé <jiie le coeflicient de dilataliou d'un acier conte- 

 :iaiit îb pour 100 de nickel élail environ de 0,000018 tandis que celui de Tacier ordi- 

 naire e^l de 0,0000107. 



