( i334 ) 



» Le Tableau I renseigne, pour la période de six mois, août iSgS- 

 janvier 1894, les moyennes par décades de la déclinaison de l'enregis- 

 treur E et d'un appareil G. G est un déclinomètre constitué par le sys- 

 tème de deux aimants opposés d'un grand galvanomètre de Meyerstein; il 

 est installé (depuis les derniers jours de juillet 1893) dans le grand pa- 

 villon magnétique de l'observatoire. Les observations simultanées de E 

 et G ont été faites chaque jour à midi. G est observé par le procédé de 

 l'échelle et du miroir; les divisions de l'échelle croissent dans le même 

 sens que la déclinaison, positive vers l'ouest, et la valeur angulaire d'une 

 division = 7',25. 



• Tableau 1. 



1893. 



)) Pour tracer le diagramme de ce Tableau et mettre en évidence la 

 marche parallèle des deux appareils, on prendra l'échelle de G telle que 

 4^"' soient, sur le dessin, équivalentes à i' de E. 



» On voit ainsi que les ondulations G dessinent les ondulations E en 

 les amplifiant de i5 à 23 fois ('). 



(') La réflexion suivante peut présenter le fait sous une forme particulièrement 

 frappante. Les deux aimants du galvanomètre, si on les dirigeait dans le même sens, 

 constitueraient une boussole de déclinaison dont la marche reproduirait (à des diffé- 

 rences prés ici négligeables) la série des valeurs E. En retournant l'un des aimants, 

 on obtient un appareil à magnétisme considérablement diminué, mais qui a conservé 

 même masse, même forme, etc. Les ondulations sont alors celles qu'indiquent les va- 

 leurs G, c'est-à-dire celles du premier cas amplifiées de i5 à 20 fois. Ce fait de l'am- 

 plification a lieu aussi bien avec la suspension par fil métallique qu'avec la suspension 

 par fils de cocon. 



