( «74 ) 

 vibrations incidentes. Tant que l'alidade de l'analyseur fait, avec sa posi- 

 tion de zéro, un angle inférieur à [j., la bissectrice des vibrations émer- 

 gentes, ^dans son oscillation, devient deux fois par période perpendiculaire 

 à la section principale de l'analvseur. L'uniformité d'éclairement du champ 

 lumineux apparaît alors deux fois dans la série des aspects de ce champ 

 constituant une période apparente. Elle n'apparaît plus qu'une fois, si 

 l'analyseur fait, avec sa position de zéro, un angle égal à y.. Enfin, elle ne 

 se réalise plus du tout, si l'écart de l'analvseur est supérieur à jj.. Il est 

 donc facile, d'après cela, de trouver expérimentalement l'angle [j.. La 

 grande sensibilité du saccharimétre à pénombre rend très nette la déter- 

 mination de la position de l'analyseur, pour laquelle l'uniformité du 

 champ n'apparaît plus qu'une fois par période ('). 



» La comparaison de la valeur maxima I^^^ d'un courant alternatif, 

 ainsi obtenue, avec la valeur efficace I„u , donnée par un électrodynamo- 

 mètre, peut servir à reconnaître si la variation de l'intensité est ou non 

 sinusoïdale, puisque, dans le cas d'un courant sinusoïdal, on doit avoir 



T , ^ max. 



^cir. — /- ■ 



» 3. Détermination de la courbe des inlensilés. — Supposons l'alidade de 

 l'analyseur écartée de sa position de zéro, d'un angle x inférieur à a. Le 

 pointage, sur un chronographe, des instants où apparaît l'uniformité du 

 champ, fait connaître les instants où, dans le phénomène à longue période 

 qui est l'objet direct de l'observation, l'intensité passe par la valeur la, 

 qui donne, à la bissectrice des vibrations émergentes, l'écart a. En opérant" 

 ainsi avec diverses valeurs de a, on peut donc déterminer, pour autant de 

 valeurs de l'intensité, les instants où elles se réalisent, ce qui permet de 

 construire par points la courbe représentant la loi de variation de l'inten- 

 sité du courant. 



» Toutes ces mesures, comme, du reste, celles qui pourraient être 

 faites par d'autres méthodes stroboscopiques, ne sont possibles, d'après le 

 principe même de la méthode stroboscopique, que si les courants à étudier 

 présentent, au moins pendant quelques instants, une parfaite régularité 

 d'allure. » 



(') L'observalioii stroboscopique donnant lieu à une grande perte de lumière, il est 

 indispensable d'opérer avec un faisceau incident très intense. J'emploie, à cet elTel, la 

 lumière d'un arc électrique traversant une cuve de verre, contenant une solution 

 concentrée de bichromate de potasse, la face de la cuve par laquelle a lieu l'émergence 

 étant constituée par un verre dépoli. 



