( ioi8 ) 



» Si la flexion était appréciable, il faiulrait la mesurer expérimentalement 

 au cours des réglages. 



» La cylindricitè des tourillons doit être réalisée par construction : on peut 

 la vérifier à l'aide de l'appareil imaginé par M. Hamy et fondé sur l'emploi 

 des franges de Fizeau. 



» La coUimation, c'est-à-dire le parallélisme du miroir avec l'axe, se vé- 

 rifie par autocollimation et retournement. 



)i Le miroir est placé entre deux collimateurs dont les axes coïncident; 

 on amène par retournement l'axe du miroir à coïncider successivement avec 

 l'un et l'autre decesaxes; le défaut de coïncidence se corrige à l'aide d'une 

 vis de réglage qui amène le miroir au parallélisme. 



» Ce réglage s'effectue comme pour une lunette méridienne, sauf que la 

 normale au miroir et l'autocollimation se substituent à l'axe de la lunette 

 et à la visée directe. 



» La flexion semble, a priori, pouvoir être rendue négligeable. Il faut 

 néanmoins pouvoir s'assurer que la flexion est nulle, et mesurer cette 

 quantité si elle est appréciable. Si la flexion est nulle, l'erreur de coUima- 

 tion, qu'on jieiit toujours rendre nulle pour une orientation déterminée de 

 la normale au miroir, demeure nulle pour toutes les autres orientations; on 

 s'en assure par autocollimation et retournement. S'il y avait écart, cet 

 écart mesurerait le double de la flexion, c'est-à-dire de la déviation de la 

 normale à partir de la position où l'écart a été annulé. 



» Les réglages précédents étant achevés, il reste à amener les coussinets 

 fixes dans une position telle que l'axe qu'ils soutiennent soit parallèle à 

 l'axe du monde. Ces coussinets se déplacent au moyen de vis de réglage 

 en ascension droite et déclinaison. 



» En braquant sur le miroir une lunette fixe munie d'un réticule, on 

 constitue un appareil qui jouit des mêmes propriétés qu'un équatorial. Il 

 s'ensuit qu'on peut le régler et parfaire graduellement le réglage par les 

 mêmes méthodes astronomiques que pour l'équatorial, avec quelques va- 

 riantes sur lesquelles il est, ici, inutile d'insister ('). 



(') L'aulocolHmation et la normale au miroir jouent le rôle de la visée directe et 

 de l'axe optique dans le cas d'une lunette d'équatorial. 



Pour fixer les idées, j'indiquerai seulement le procédé suivant. Sur une des extré- 

 mités de l'axe, on fixe un petit miroir plan auxiliaire m. On amène la normale à m 

 à coïncider avec l'axe de rotation : celte condition est remplie quand l'image d'un 

 point fixe, vue dans le miroir, demeure exactement immobile pendant la rotation. 

 Cela fait, on installe un théodolite de façon que son axe puisse être amené à être 



