( 558 ) 

 rant induit et rextra-courant d'une manière à la lois in- 

 terrompue et continue. 



J'ai l'honneur de proposer à l'Académie de remercier 

 M. Bultinck pour sa communication et de déposer la notice 

 aux archives. » 



« L'intention de l'auteur a été de construire , à l'usage 

 des médecins, un appareil électro-médical plus portalilet 

 plus simple que tous ceux que l'on connaît déjà; mais 

 celui dont il donne la description ne nous paraît pas réunir 

 ces conditions. 



Pour faire marcher cet instrument, l'auteur a besoin 

 d'une pile de Bunsen dans laquelle il a remplacé l'acide 

 azotique par une solution acide de chromate de potasse; 

 moditication heureuse, mais qui a déjà été proposée, en 

 18iJ, par Bunsen. Poggendorf, en 18i!2, et Bulf, en 18o7, 

 ont donné les proportions de bichromate, d'acide sull'u- 

 ri(iue et d'eau, qui sont les plus convenables. 



En fait d'appareil électro-médical portatif et simple, 

 celui deGaiffe l'emporte, sous tous les rapports, sur celui 

 proposé par M. Bultinck. 



L'appareil de Gaiffe est d'un mécanisme plus simple, il 

 est beaucoup moins volumineux, moins lourd, fonctionne 

 sans acide, donne le courant induit, l'extra-courant, le 

 courant continu ou interrompu et permet de graduer 

 l'intensité des courants. 



Nous ne trouvons donc à l'appareil de M. Bultinck aucun 

 avantage sur ceux déjà connus, et nous nous rallions 



