DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. ip 



Ieger balancement de la machine, on a ce que le recipient, qui etoit, 



dit-on , fort etroit, aura pu s'echaufter entre les mains des obfervateurs , p t , . 



& communiquer quelque degre de clialeur a 1'air contenu dans la boule du 



barometre : cet air, en fe dilatant, aura preiTe le mercure, & l'aura oblige Annie i~J$i- 



de fe retirer & de monter dans le tuyau. 



On n'aura pas plus de difficulty a expliquer ce que c'eft qu'une certaine 

 humidite diftribuee par gouttes , qui fournit de temps en temps des bullcs 

 d'air qui gagnent le haut de l'inftrument, & que M. Thibault a oblervees 

 dans le tuyau d'un de fes barometres qui avoit ete ellaye dans le vuide ; 

 cette humidite n'eft probablement que de l'air qui etoit refti cantonne 

 dans le tuyau lorfqu'on avoit charge le barometre , & que la chaleur que 

 probablement on a employee pour maftiquer le tuyau au recipient en a 

 Fait detacher , ce qui paroit d'autant plus vraifemblable , que la moindre 

 humidite eut fait caller le tuyau lorfqu'on l'a maftique, & que d'ailleurs le 

 barometre etoit lumineux , ce qui ne feroit pas arrive s'il eut content! 

 quelque portion d'humidite. 



Le qiutrieme & dernier fait propofe par M. Thibault , etoit qu'une 

 colonne de mercure de 28 pouces 5 lignes, contentie dans tin tuyau ver- 

 tical & cylindrique ferme par en haut & ouvert par en bas, fans aucunc 

 courbure, & fans etre plonge dans aucune cuvette remplie de mercure., 

 montoit & defcendoit lorfqu'il arrivoit du changement dans le poids ds 

 1'atmoiphere ; inftrument qu'il juge preferable a celui qu'avoit propofe 

 M. Amontons, qui ne conlifte non plus que dans un tuyau vertical & droit, 

 mais qui, au lieu d'etre cylindrique, va en s'elargilfant depuis le bout fu- 

 perieur qui eft fcelle, jufqu'a l'inferieur qui eft ouvert. 



Cette experience n'a pas mieux reuffi a M. l'abbe Nollet que la prece- 

 dente, & il n'en fut point furp^is : en eftet, comment concevoir qu'une 

 .colonne de mercure, toujours de meme longueur, put faire equilibre aux 

 difFerens poids de l'atmolphere uniquement par fa difference de polition 

 dans le tuyau:- Aufli ne l'a-t-elle pas fait', elle a change quelquefois de 

 place , mais fans que fes mouvemens euffent aucun rapport aux variations 

 du poids de l'atmofphere ', & lorfqu'on la deplacoit , en inclinant le tuyau, 

 il arrivoit trcs-rarement que le mercure fe remit a la meme place en re- 

 drelTant le tuyau. II s'en faut done bien que le tuyau cylindrique propofe 

 par M. Thibault foit preferable au tuyau conique de M. Amontons , qu'on 

 peut regarder comme un moyen aufli fimple qu'ingenieux, d'avoir dans 

 un meme tuyau , avec la meme quantite de mercure , une colonne dont 

 la longueur puilie varier pour faire equilibre a la pefanteur plus ou moins 

 grande de l'atmofphere, & qui feroit de beaucoup preferable au barometre 

 ordinaire , ll les frottemens n'y introduiloient pas des inegalites. II refulte 

 done des experiences & des recherches de M. l'abbe Nollet, que ce qu'il 

 y avoit de lingulier dans les faits que M. Thibault avoit remarques , n'e- 

 toit du probablement qua des circonftances particulieres qui lui avoient 

 echappe. Les plus habiles font fouvent expofes a des accidens pareils dans 

 les recherches de phyliquc. 



Cij 



