i8 A B R E G E DES MEMOIRES 



— — — — ■ Lorfque les tuyaux capillaires qui terminoient les boules avoient envi- 



p ron trois quarts de ligne, une goutte d'huile, d'eau, de mercure, s'y ar- 



' retoit aifement , & demeuroit affez conftamment en place , fermant tout 



sir.nee 17 $l. palfage a l'air tant que les variations du poids de ce dernier ne repondoient 



qua une ou deux lignes de changement dans la hauteur du mercure d'un 



barometre ordinaire-, mais (i les variations du poids de l'air devenoient plus 



grandes, la bulle etoit chaffee, ou en dehors li le mercure baiflbit, ou en 



dedans s'il venoit a monter, & 1'inftrument reprenoit a l'inftant fes fonc- 



tions de barometre. 



Si le tuyau etoit d'un moindre diametre, comme, par exemple , d'un 

 fixieme de ligne , alors l'adherence de la goutte a fes parois devenant plus 

 forte , exigeoit audi une plus grande variation dans le poids de l'air : 

 M. l'abbe Nollet l'a vu relifter a un changement de 1® lignes dans la 

 hauteur du mercure d'un barometre ordinaire. La boule d'un de ces inf- 

 trumens, dont le tuyau capillaire avoit une demt-ligne de diametre, a ete, 

 plongee dans de l'eau qu'on a echauffee jufqu'au point de faire monter le 

 mercure de 5 lignes , fans que la goutte de liqueur ait cede •, un autre 

 dont le tuyau capillaire n'avoit qu'un lixieme de ligne de diametre , a 

 foufFert une chaleur capable de faire monter le mercure de 1 1 lignes, fans 

 que la goutte ait ete deplacee-, mais a la fin , dans l'un & dans l'autre, la 

 chaleur etant devenue plus grande , l'air echauffe l'a entierement chaflee 

 hors du tuyau, & 1'inftrument a repris les foncHons de barometre. 



Toutes ces experiences font voir evidemment que la goutte de liqueur 

 ne s'oppofe a Taction de l'air exterieur que par fon adherence aux parois 

 du tuyau capillaire •, & comme cette adherence devient d'autant plus 

 grande, & la goutte plus capable de relifter a l'air, que le tuyau eft plus 

 etroir, il s'enfuit qu'on pourroit conftntire de ces inftrumens dans lefquels 

 la goutte refifteroit aux plus grandes variations qui arrivent dans l'atmof- 

 phere , & qu'on fait ne pas exceder z pouces & demi : ils feroient pour 

 lors comme fcelles, & ne feroient plus que la foncHon de thermometres. 



Mais ce n'eft pas la le cas propofe par M. Thibault : les tuyaux capillai- 

 res de fes barometres avoient un diametre qu'il nomme raifbnnable ; 

 quelques-uns meme avoient bien , a ce qu'il affure , une ligne. II faut 

 done qu'il ait obferve precifement dans un temps ou il y avoit peu de 

 variations dans 1'atmofphere •, avec cette circonftance, on voit comment 

 fes barometres fe font refules a faction de la peianteur de l'air, & n'ont 

 fait que la fon6tion de thermometres. 



Dans la troilieme experience de M. Thibault, un barometre fcelle her- 

 metiquement par en bas ayant etc place de maniere que fa boule fiit dans 

 un recipient de la machine pneumatique, il a ote l'air de ce recipient, & 

 la colonne de mercure a monte d'une facon tres-fenlible, & cela conftam- 

 ment, & dans toutes les experiences. 



Cette experience, qui feroit peut-etre un des phenomenes les plus (in- 

 guliers de toute la phyiique, n'a Jamais reuiTi a M. l'abbe Nollet, de quel- 

 que ficon qu'il s'y foit pris pour la tenter, & il foupconne que l'afcenlion 

 du mercure , obfervee par M. Thibault , pourroit n'etre due qua quelque 



