DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 17 

 moins en partie , & quelacolonne baiffat; ce quin'arriva point, la colonne ^— — EBBS 

 de mercure an contraire fe fotitint toujours a la mane hauteur, & fit voir p 

 a M. l'abbe Nollet que la fcellure inferieure de fes barometres etoit exadte. 



Etant bien affure de ce fait , il fit remonter le mercure au haut du tuyau , Annie 175 *• 

 & le fcell.i de nouveau ; alors il remit fes huit barometres en experience 

 dans tin endroit oti i! avoit place tin barometre ordinaire & un thermome- 

 trc tivs- fenfible. Pendant qtiatre mois qu'il les y tint, il n'appercut en eux 

 aucune marque qu'ils fuffent fenlibles atix variations de la pefanteur de fair, 

 la colonne de mercure ne changea de longueur que proportionnellement 

 aux variations de la thaleur •, en un mot, les huit barometres fcellss par 

 les deux bouts avoient entitlement ceffi d'etre barometres , & etoient 

 devenus de veritables thermometres. La meme experience fut depuis rc- 

 petie deux fois fur huit autres barometres, dans des temps & des faifons 

 differentes, mais toujours avec le ineme fucces. 



Cette difference li conflante entre les refultats de M. Thibault & les 

 fiens, fit croire a M. l'abbe Nollet, que le verre duquel ce dernier s'etoit 

 lervi pouvoit avoir quelque qualite particuliere , il ecrivit pour s'en pro- 

 curer de meme efpece •, mais il apprit que les barometres de M. Thibault 

 avoient ete faits avec des tubes tires indiftin&ement de differentes verre- 

 ries. II fallut done en revenir a fuppofer que les barometres que M. Thi- 

 bault avoit cru parfaitement fcelles, ne l'etoient qu'imparfaitement , ou 

 qu'il s'etoit fait au verre quelque felure imperceptible qui avoit echappe A 

 fes recherches, & par laquelle fair s'etoit introduit. Cet accident, qui pent 

 fe derober aifement aux recherches de i'obfervateur le plus' attentif , rend 

 raifon de tout ce qu'avoit obferve M. Thibault : fon barometre a faic 

 l'effet de Barometre , parce que , malgre fa cloture apparente , il commu- 

 niquoit avec l'air exterieur, & ne diftcroit en rien des autres inftrumens 

 de cette efpece : li quelques-uns ont commence par n'etre que thermo- 

 metres, & ont repris enfuite lairs foncrions de barometres, e'eft qu'une 

 felure imperceptible, qui d'abord ne donnoit aucun pallage a fair , s'eft 

 agrandie peu-a-peu au point de le laiffer librement paller. On petit ex« 

 pliquer de meme pourquoi la colonne de mercure s'eft elevee quand on 

 a echauffe la boule fubitement, il fuftit pour cela que l'air dilate n'ait pu 

 affez promptement fortir par la felure ; mais il faut avotier que , meme 

 en fuppofant une felure tres-petite , on n'expliquera jamais par-la comment 

 l'air echauffe petit foutenir conftamment au haut du tube la colonne de 

 mercure qu'il y a fait monter •, auffi M. l'abbe Nollet , qui n'a jamais pu 

 reuffir a fe procurer des barometres pareils a ceux de M.Thibaut, n'a-t-il 

 paspu verifier ce fait, & il pen fe que quelque circonftauce qu'on ne pent 

 deviner lui a fait illufion dans cette experience. 



Le fecond fait obferve par M. Thibault, eft qu'un barometre, duquel 

 la boule eft terminee par un tuyau capillaire ouvert , devient limple ther- 

 mometre, & ceffe d'etre barometre, oil d'obeir aux changemens de pe- 

 fanteur de l'atmofphere , fi on fait tomber une feule goutte d'huile fur 

 l'orifice du tuyau capillaire : M. l'abbe Nollet recommenca cette expe- 

 rience, & void quel en fut le fucces. 



Tome XL Partie Fran^oife. C 



