iS 



AB Ri G i DES MEMOIRES 



Physique 

 Annce 1746. 



fUR QUELQUES FA1TS SINGULIERS 



CONCERNANT 



LES BAROMETRES. 



lid. jfV u mois de mai de cette annee , l'academie apprit par une lettre que 

 M. Thibault de Chanvallon ecrivoit a M. de Reaumur , qu'il avoit ob- 

 ferve qu'un barometre fimple continuoit d'obeir aux differentes pefanteurs 

 de l'air , quoiqu'on eut fcelle fon extremite inferieure •, que la communi- 

 cation entre l'air exterieur & le mercure pouvoit etre intercepted par la 

 plus petite goutte de liqueur , fl le paffage de l'air eft un tuyau capillaire 

 ou une rehire faite au verre ■, que dans un barometre fcelle par en bas & 

 place dans le vuide , le mercure s'eleve & redefcend enfuite lorfqu on re- 

 met l'inftrument a l'air libre, & quenfin une colonne de mercure de 

 z8 polices 5 lignes, placee dans un tuyau cylindrique ferine par en haut 

 & tetui verticalement , fans courbure & fans refervoir , fuit les differentes 

 impreflions de la pefanteur de l'air, en hauffant ou baiffant dans ce tuyau. 



L'academie , furprife avec raifon de ces faits fi iinguliers , voulut en 

 penetrer la caufe , elle chargea M. l'abbe Nollet de repeter les memes ex- 

 periences , & d'en bien examiner les circonftances , non quelle fe defiat 

 en aucune maniere des lumieres & de la fagacite de l'auteur, mais parce 

 que dans les matieres de phylique, & fur-tout de phyfique experimentale , 

 il eft fort aife qu'il echappe aux yeux meme les plus eclaires, quelque cir- 

 conftance qui change abfolument le refultat des experiences. 



Quant au premier fait, c'eft-a-dire, au barometre qui continuoit d'obeir 

 a la pefanteur de l'air, quoique fcelle par en bas, ce n'etoit pas la premiere 

 fois que l'academie avoit ete confuhee fur ce meme phenomene. En 16S4, 

 M.deLouvoisluiendemanda la raifon, al'occation d'un barometre fait par 

 le Sieur Thuret; mais M. de la Hire, qui fut charge de l'examiner, trouva 

 que le barometre , qu'on croyoit exactement fcelle par en bas , ne l'etoit 

 point , & cette decouverte fit evanouir le prodige. 



M. l'abbe Nollet voulant fe convaincre de la realite du fait propofe, 

 prepara huit tuyaux de barometre de differens verres & de difterens cali- 

 bres •, les boules etoient de difterentes capacites , mais elles etoient toutes 

 terminees par des tuyaux capillaires d'environ deux pouces de longueur : 

 les barometres ayant tons ete charges avec foin , il fcella tous les orifices 

 des boules, ayant attention que l'air qui s'y trouvoit renferme ne fc ref- 

 fcntit point de l'acrion de la flamme. 



Pour s'affurer que fes barometres etoient bien fcelles par en bas, M. I'abbs 

 Nollet ouvrit l'extremite fuperieure du tuyau qu'il avoit expres termine en 

 tuyau capillaire ; alors le noids de la colonne de mercure agiffant fur l'air 

 contenu dans la boule, il devoit arriver que fi l'orifice de cette derniere 

 n'etoit pas exadtement ferme, l'air charge par le mercure s'dchappat, au 



moins 



