5+ i A B II E G E DES MEMOIRES 



! qui doivent fervir a la faire reconnoitre pour ce qu'elle eft. M. Palucci 



. les decrit avec une tres-grande exactitude, mais en convenant ingenument 



A n a t o m i r. r . b . , , , , , . p . . 



que ces fignes , qnoique vrais en general , peuvent quelquerois induire en 



jinnee lif.1. erreur; inconvenient ordinaire dans les fciences qui applique la theorie 

 a la pratique , ou les regies les plus exa&es laiffent encore beaucoup ail 

 coup-d'ceil & a lhabilete de celui qui les met en ufage. Le fentiment de 

 M. Palucci fur la caufe de la couleur des catara&es blanc de perle , eft 

 particulier & nouveau, il l'explique par la decompolition des couches les 

 plus fuperficielles du cryftallin , operees par une humeur qui , s'infinuant 

 entre elles, les fouleve & les detache, ce qui fait qu'elles fe deffechent. La 

 nature de la cataracte etant connue , il eft queftion de l'operation par la- 

 quelle on doit en delivrer le malade , & de rinftrument qui doit fervir 

 a cet ufage : c'eft a la defcription des difKrens inftrumens qui ont ete em- 

 ployes a cet ufage qu'eft deftinee la troifieme partie. On s'eft ordinaire- 

 nient fervi pour cet effet d'une aiguille , mais les uns en ont employe une 

 ronde , & les autres une plate , pointue & tranchante fur fes cotes : Tune 

 & 1'autre ont leur inconvenient ; en effet, des inftrumens pointus & tran- 

 chans introduits dans une partie aufll delicate que l'ceil , laiffent toujours 

 de grands accidens a redouter. Pour les eviter, Albucafis & Avicenne pref- 

 crivent de ne fe fervir de l'aiguille que pour percer les membranes, de la 

 retirer auffi-tot , & d'introduire par l'ouverture qu'elle a faite , an autre 

 inftrument moins dangereux , avec lequel on abat la catara<5te. Smaltius , 

 celebre chirurgien de Leyde, ajouta une rainure a l'aiguille, pour fervir a 

 conduire un ftilet ou aiguille emouffee ; mais ce dernier moyen exigeoit 

 une trop grande ouverture , qui fouvent occafionnoit la fonte 8c l'ecoule- 

 ment d'une partie de 1'humeur vitree & la perte de l'ceil ; & il eft aife de 

 voir que le moindre mouvement du globe de Tceil empechera d'intro- 

 duire, fuivant la premiere methode, un ftilet, apres avoir retire l'aiguille, 

 ou bien ce ne fera fouvent qu'en dechirant les membranes de l'ceil, & y 

 attirant des inflammations tres-dangereufes : il falloit, pour la perfection 

 de cette operation , que rinftrument , qui doit etre une aiguille tres-tran- 

 ehante pour faire l'ouverture des membranes, devint, apres fon introduc- 

 tion dans l'ceil & fans en fortir , un ftilet boutonne avec une rainure pro- 

 pre a mieux embraffer le cryftallin. Cette metamorphofe , qui , au premier 

 coup-d'ceil, femble totalement impoffible, ne l'a pas cependant ete k M. Pa- 

 lucci : l'inftrument dont il fe fert eft compofe d'un ftilet d'or fendu dans 

 toute fa longueur , pour recevoir une aiguille plate of tranchante vers fa 

 pointe, qui coule dans cette rainure, & qui peut en fortir lorfqu'elle eft 

 pouffee : l'aiguille & le ftilet , en cet etat , ne font qu'un feul inftrument 

 qui entre dans le globe de l'ceil par l'ouverture que fait la pointe de l'ai- 

 guille ; mais auffi-t6t que les membranes font percees, l'aiguille, au moyen 

 d'un reffort & d'une detente, rentre abfolument dans le manche de l'inf- 

 trument , & il ne refte dans l'ceil qu'un ftilet incapable de nuire , avec 

 lequel M. Palucci acheve l'operation. 



La quatrieme & derniere partie de l'ouvrage eft deftinee a expliquer 

 les mouvemens de la main, neceffaire pour dinger l'aiguille avec laquelle 



