5)1 A B R E G £ D E S M E M O r R E S 



id'uiie facon diiicreiite, cclui-ci avoit etc nettoye a I'eipriC-de-vin ^ Ton dia- 



p metre etoit de i lignes r, & il fut charge ^ froid avec rentonnoir ^ loii- 



s I Q u E. g^g queue. Son eminence fat extremement furprife en voyant que le mcr- 

 Anne'i tjGS. cure ne s'y loutenoit qu'k 16 pouces 7 i lignes, ce meme tube ay.nt etc 

 dechargc & recharge, le inercure trcs-bouillant, la colonne de mercurc s'y 

 trouva il la mcme hauteur que dans un des barometres precedens qui avoit 

 meme calibre, & qui avoit auffi ete charge avec le mercure tres-bouillanti 

 11 rtftoit ^ favoir li le peu de hauteur de la colonne dans la premiere ex- 

 perience , venoit de la maniere de charger le barometre, o« de ce que le 

 tuyau avoit ete lave interieurement d'efprit-de-vin , & nous verrons bien- 

 tot les railons que Ion Eminence avoit de le (oupconner. En effet , un 

 tuyau ayant etc charge \ froid fans entonnoir, & en prenant toutes les pre- 

 cautions poffibles, le mercure s'y foutint 4 la meme hauteur que dans un 

 tuyau prefque de meme diametre, charge de mercure' tres-bouillanti le 

 meme tuyau ayant ete enfuite decharge , fut lave avec de I'efprit-de-vin, 

 & deffeche avec un linge blanc & bien fee , & ayant ete recharge avec le 

 meme mercure & le plus grand foin , le vif argent ne s'y foutint qu'i un 

 pouce plus bas que dans le barometre de comparailon. 



La raifon qui avoit porte M. le cardinal de Luynes ^ foup9onner que 

 I'efprit-de-vin nuifoit ^ la hauteur du mercure dans les barometres, etoit 

 que la mcme chole lui etoit arrivee plulieurs annees auparavant, avec deux 

 tubes abfolument parcils, qui ne difla'oient que parce que I'un des deux 

 avoit etc lave avec de I'efprit-de-vin-, & que dans ce dernier, le mercure 

 etoit toujours demeure un pouce plus bas que dans I'autre, malgre toutes 

 les precautions qu'on prit pour les fecher exadtement. 



Dts oblervations de M. le cardinal de Luynes, confignees pour la plus 

 grande partie dans des tables jointes ^ ce memoire, il refulte que les baro- 

 metres charges, le mercure etant exceffivement bouillant, font ceux ou il 

 refte le moins d'air-, que leurs marches font les plus regulieres, lorsmeme 

 que le tuyau n'a qu'un diametre de t de ligne ou au-delfous-, que les ba- 

 rometres charges i froid avec I'entonnoir i longue queue, fe tiennent 

 bcaucoup plus bas que ceux qui ont ete charges, le mercure bouillant ', que 

 ceux qui ont ete charges fans entonnoir; & avec precaution, meme avec 

 du mercure froid, fe maintiennent prelqu'i la meme hauteur que ceux qui 

 I'ont ete avec du mercure bouillant •, mais que ceux dont les tubes ont ete 

 laves avec de I't-fprit-devin, font de tons ceux ou le mercure fe tient le 

 fjjus bas , ^ moins qu'on ne les charge avec du mercure bouillant exceffi- 

 vement, auquel cas ils fe tiennent auffi haul que les autres ■, que dans les 

 tubes d'un tres-grand diametre, le mercure fe tient plus haut dc quelques 

 Iign£S que dai;s bs barometres ordinaires; que de toutes les methodes uh- 

 tees pour charger les barometres , la plus mauvaife eft de les charger avec 

 Tentonnoir ^ longue queue •, & qu'enfin fi on n'apporte pas le plus grand 

 foin i cette operation , on court rifque de tomber dans d'^normes erreurs ; 

 * les experiences faifant voir qu'on pourroit croire la colonne d'air beaucoup 



plus courte & moins pefante quelle ne I'eft reellement : M. le cardinal de 

 * Luynes termine ce memoire par deux reflexions^ 



