64- A IMl E G E D E S M E M O I R E S 



II j'"'"''''''^ ayec iine tres-grande exactitude •, & pour cooiioitre le changement 



" " que les rayons difteremment colores pouvoient faire dans la longueur de 



P H Y s I Q U ^- i^s foyers, il fubftitua au papier tranfparent, d'abord un vcrre bleu, & 



Jinnee 1^67. ^"'^"'^ "" ^erre rouge iur lefquels etoient places des cheveux en croix, 



& il mefura exactemeiit le foyer de chacune de fes moiries d'objeifhif en 



Ics eclairant d'abord d'une lumiere bleue, & enfuite d'une liimiere rouge, 



& il en dreffa une table. 



II eft aile de voir combien ces experiences fufceptibles d'une tres-grande 

 exaftitude, peuvent procurer d'avanrages, elles donnent k tous les artiftes 

 les movcns de s'allurer exaiftement de la qualite refraftive des matiercs 

 qu'ils emploient, & de plus de voir exadement li la courbure qu"ils don- 

 nent i\i flint- glajf ^om corriger I'aberration des coulcurs eft celle qui lui 

 convicnt , puilque li elle eft legitime , les verres colores ne feront pas chan- 

 ger le foyer; & que i'\ au contraire ils I'alongent ou le raccourcilTent , ce 

 lera une marque indubitable que cette courbure eft trop grandc ou trop 

 petite, comme M. de Chaulnes I'a trouve dans I'objedif achromatique dc 

 trois piedsl fait par M. Dollond ■, au lieu que celui de fon excellente lu- 

 nette du meme auteur, n'avoit qu'un feui foyer pour tous les rayons, tant 

 blancs que colores. 



Nous ne devons pas perdre de vue que le but principal de M. le due 

 de Chaulnes, etoit de determiner routes les dimenlions & toutes les cour- 

 bures de fes oculaires & de cet excellent objeciif fans le demonter; nous 

 I'allons Tuivre dans fes operations. 



L'epaiffeur des verres etoit extreraement aifee 'k mefurer dans les ocu- 

 laires , le compas d'epaiffeur dont on rapportoit I'ouverture fous le microl- 

 cope, pour y etre mefur^e par le micrometre, la donnoit exaclement, 

 mais il n'en etoit pas de meme de l'epaiffeur des differentes pieces qui 

 compofoient I'objedif j & voici de quelle maniere il s'y prit pour I'ob- 

 tenir. 



L'objcdif fut fixe fur une poupee percee d'un trou qu'on rendit h-peu- 

 prcs concentrique au verre, cette poupee etoit mobile fur une planche, de 

 maniere cependant qu'elle y flit perpendiculaire •, la meme planche portoit 

 le micrometre auquel dtoit affujeti le microfcope dirige vers la poupee: 

 alors M. de Chaulnes fema fur les deux furfaces de fon verre de la pouf- 

 liere de papillon , & ayant mis le micrometre ^ zero , il fit mouvoir la pou- 

 pee jufqu'^ ce que les pouiTieres les plus proches du microfcope fuffent 

 vues diftinftement ; alors fixant la poupee il fit avancer le microfcope juf- 

 qu'i ce qu'il vit diftindement celles de I'autre lurface, & il marqua ce 

 chemin en parties du micrometre. 



Ce n'etoit pas encore le plus difficile de I'operation , car independam- 

 ment de ces deux furfaces externes , il devoit s'en rencontrer quatre dans 

 I'interieur, favoir les deux du verre biconcave de flint-glajf, qui occu- 

 poit le milieu de Tobjedif, & les deux furfaces des lentilles de verre or- 

 dinaire qui y etoient appliquees. 



Le microfcope lui en fit appercevoir trois par les petits points fembla- 

 bles ^ de la poulliere, que cet iuftrument fait toujours voir fur les fur- 

 faces 



