1^6 ABREGE DES MEMOIRES 



™ iin pen .iii-deirus dii collet on du point de reunion dt; Tichelle Sc de roeiif; 



il faiit obferver qu'il eft neceilaire que ce point d'inimerfion foit k quelque 

 i' H Y s I Q u L. (jj(^j„(-e du collet , pour que s'll fc trouve quelque difference dans les poids 

 Atmie 17~0. ^'^ '-^^ ariometres, cet intervalle ferve conime de remede pour faciliter 

 leur graduation : (on fuppofe ici qu'on veut les faire i-peu-pres de la meme 

 grandeur •, ) enfuite on plongeri ces areomi-tres dans le meme cfprit de vin 

 dont Je viens de parler, ou un autre, car cela eft egali & ayant mirque 

 ce (econd terme ou le point ou ils s'enfoncent dans cette liqueur, on di- 

 vifera I'intervalle qui fepare ces d.nix points dans un nombre d; parties 

 ^gales, h volonte. Ces areometrcs ainfi fabriques & ainli gradues, feroiit de 

 toute neceffitc comparables dans toutes les liqueurs oii on les plongera : 

 au-lieu de cet elprit de vin, on auroit pu determiner le fecond point par 

 un petit poids, comme nous I'avons dit. On voit dvidemment que cette 

 iiiethode s'ctend h. des areomefres de toutes grandeurs, plus petits ou plus 

 grands que ceux que nous venous de decrire ; & que pourvu qu'ils niar- 

 quent dans les msmes liqueurs, on pourra toujours les graduer de maniere 

 qu'ils foient comparables h ccux-ci. 



En decrivant ces areometres, je n'ai point parle des raifons qui ni'ont 

 determine h leur donner la forme qu'ils onr, afin de nc point interrompre 

 ce que j'avois h dire fur la maniere de les faire & de les graduer; cepen- 

 dant cet article eft aii'ez important pour meriter que nous nous y arretions. 

 J'ai fait obferver au commencement de ce memoire , combien il eft iiecef- 

 frtire qu'ils aicnt la plus grande mobilite-, or, c'eft un objst qu'on ne pout 

 remplir qu'autant que la figure de la partie qui porte I'echelle eft regulie- 

 re, & d'une forme i produire la moindre reliftance dans les mouvemens 

 d'afcenlion on de defcenfion de I'inftrument dans les liqueurs. En effet , 

 frins cela , qnelqu'attention que vous ayez dans la conftrudlion & la gradua- 

 tion de votre inftrument, il vous induira frequenuncnt en erreur , en ne 

 rcvenant pas ou ne s'enfon^ant pas an meme point , dans la meme liqueur ; 

 j'indfte d'autant plus 1^-deffus, que c'eft une chofe h laquelie on ne fait pas 

 alfez d'attention , & qui ajoute beancoup ^ I'imperfeition de ces inftru- 

 iv.ens. On en voit dont le plus grand diametre ne fe trouve pas au milieu 

 du flotteur, de facon que (i I'areometre tend h fe mouvoir d'un fens, il 

 ^prouve plus de reliftance que s'il fe meut de I'autre-, ce qui fait qu'il iii- 

 dique difterens degres felon qu'on I'enfonce au deffus & an-deflbus du point 

 ou il doit revenir. J'ai foigneufement eviti cet inconvenient dans mcs areo- 

 metrcs-, le plus grand diametre fe trouve preciferaent au milieu de la hau- 

 teur du flotteur, & j'ai eu foin pareillemcnt qu'ils eprouva.Tent le moins 

 de reliftance dans leur mouvement, en leur donnant la forme, ou ^-peu- 

 pres, du folide produit par la revolution de la chainette-, aufTi qu'on lache 

 ces areometres dans une liqueur au-deffus ou an-dcflbus du point oii ils 

 doivent s'arretcr, ils y revienncnt toujours avec exaditude. Entin je dois 

 obferver qu'on leur a donne une efpece de douci j pom qu'ils n'aicnt pas 

 ce gras qu'on obfervc fur certains mtftaux polis, & qui auroit nui a I'cxac- 

 titude de ces inftrumens , en diminuant leur mobilite j & lea empcdiant 

 dc revenir au meme point. 



