i6i COLLECTION ACADÉMIQUE ; 



ce qui fait élever cette dernière , après quoi elle fe déprime , lorfqne le 

 Académie fj-Q^jj _^ p(_;,i^ti-^ julqu a elle. Cette explication ell: fort commode , & c'efl 



,, cette commodité même qui la fait paroitre vraifemblablc 



Sciences ,,. ,'. '< -rii • 



jpg Mais on peut beaucoup ajouter a cette vrailemblance par une expe 



e- 



BoLOGNE. rience. En effet, fi l'on fe procure un tube dont l'extrémité au lieu de 



fe terminer par une boule , foit configurée de façon que la capacité n'en 



î4,cT«,„,r foie pas augmentée par la chakur , ni diminuée par le ftoid ; & que 

 dans ce tube on n apperçoive point dejauis dans la liqueur , il lera allez 

 clair, que ces faitts , dans les tubes ordinaires , ne dépendent que de 

 l'auomentation &: de la diminution alternatives de la capacité du globe, 

 §ç jconléciuemment , que les vaiffeaux de verre font réellement dilatés 

 f3,c U chaleur , & rétrécis par le froid. Or , c'eft M. Buifinger , très- 

 ingénieux phyficien , qui a imaginé cette nouvelle forme à donner au 

 thermomètre. 11 fit faire un tube qui finilfoit par un petit vailTeau dont 

 les deux furfaces croient terminées par deux courbes parallèles entr'elles , 

 enforte, qu'il étoit co^icave d'un côté &; convexe de l'autre j en forme 

 d'écuelle. M. Buifinger avoir conçu que la capacité intérieure de ce petit 

 vafe devoit être invariablement la même , foit que la chaleur en dilatât 

 les deux furfaces , ou que le froid les contraftât. 



M. Tabarini (e trouvant alors à Rome , Se ayant entendu parler de 

 cette nouveauté , voulut en faire l'expérience j qui lui réuflit par- 

 faitenient bien; car ayant préparé qiielqu'uns de ces tubes terminés 

 en écuelle , en fa^ifant chauffer & refroidir alternativement les deux fur- 

 faces de l'éçutflle ou d'un petit vafe , il vit clairement qu'il n'arrivoit 

 point de fitucs dans la liqueur , au lieu qu'il s'en faifoit toujours lorf- 

 qu'il n'y avoir qu'une des furfiices qui recevoir le froid ou le chaud j 

 car fi l'on échauffoit feulement la furface convexe , la dilatation de cette 

 furface augmentant la capacité intérieure du vafe , la liqueur fe dépri- 

 moit ; elle s'abaiiloit aufli lorfque le froid n'agiffoit que fur la furface 

 concave 5 elle s'élevoit , au contraire , quand le froid étoit appliqué à la 

 furface convexe , & le chaud à la furface concave. Toutes ces chofes fai- 

 foient voir que les circonférences des vaiffeaux de verre devenoient plus 

 grandes par la chaleur j &c diminuoient , au contraire , par le froid ; Se 

 que J iifamnoins , la forme qu'on avoir donné au petit vafe en écuelle 

 étoit telle , que fa capacité intérieure ne changeoit jamais , foit qu'il fur 

 échauffé ou refroidi dans fes deux furfaces. La raifon , Se l'autorité de M^ 

 Buifinger , prouvoient aff^z que cela devoit être ainfi ; cependant M. Ta- 

 l)arini voulut encoce s'en affurer par fes propres expériences. 



Le fuccès de ces expériences , l'engagea à fabriquer beaucoup de ces 

 nouveaux thermomètres j^ d'abord à Rome, & enfuite à Bologne ; & 

 comme ils continuèrent de.répondre parfaitement à fes vues , il n'héfira 

 pas d'eni écrire à M. Mufehenbroek , cpi lui répondit qu'il approuvoic 

 fort cetteefpecede thermomètre , mais qu'elle ne lui étoit point nou- 

 velle , ôz qu^il en avoit expofé lui-même les avantages dans un livce 



